über Sacharometer. 661 



Die Prüfung des Sacharometers zerfällt in zwei Theile, die vor 

 der Vollendung , welche sich hauptsächlich auf eine genaue Durch- 

 prüfung der Scale beschränkt, und in die nach Vollendung des Instru- 

 mentes, welch' letztere der Käufer gewöhnlicii allein vornehmen kann. 



Die Prüfung der Scale hat vor deren Einkleben in den Hals des 

 Aräometers zu geschehen; die Scale soll: 



1. Gewichtsprocente reinen Zuckers von 0*2 zu 0-2 Procent 

 untergetheilt, dann die ihnen entsprechenden Dichten angeben. 



2. Bei einem Umfange von 25 Procenten wenigstens 6 Wiener 

 Zoll, gleich 158 Millimeter lang sein, da nur bei solcher Länge die 

 Unterabtheilungen eines Procentes scharf genug abgelesen werden 

 können. Scalen von geringerem Umfange dürfen, eine dazu gehörige 

 cylindrische Röhre vorausgesetzt, auch im Verhältnisse kürzer sein. 

 Zweckmässig zieht man die Theilstriche der den Zuckerprocenten 

 entsprechenden Dichten mit einer anderen Farbe als die der Ersteren 

 aus. Sind z. B. die Zuckerprocente schwarz ausgezogen, so ist die 

 Farbe der Dichten-Theilstriche roth , durch welches Verfahren viel- 

 fachen Verwechslungen vorgebeugt wird. 



3. Der Papierstreifen, auf dem die Scale gezogen, soll immer 

 den Namen des Verfertigers, das möglichst genaue Gewicht des 

 ganzen Instrumentes tragen und die Bemerkung enthalten, ob die 

 Ablesung der Scale an der oberen oder unteren Flüssigkeitsgrenze 

 zu geschehen habe. 



4. Nicht nur der Anfangs- und Endpunkt der Scale muss richtig 

 gegeben sein, sondern Gleiches gilt auch von den dazwischen liegen- 

 den Procenten und Dichten. Zur Beurtheilung hievon dient das nach 

 Tabelle A construirte Scalennetz. Bei Scalen für cylindrische Röhren 

 müssen bei horizontalem Auflegen derselben, so dass der Anfangs- 

 und Endpunkt mit den beiden äusersten Verticallinien zusammenfallen, 

 auch alle Zwischenpunkte entweder vollkommen mit denen des Sca- 

 lennetzes stimmen, oder doch keine grösseren Differenzen als 0*2 

 Procente zeigen. Bei Scalen für conische Aräometerhälse, muss sich 

 bei Anlegung an das Netz, im Winkel gegen die oberste Horizontale 

 oder eine ihr Parallele geneigt, nicht nur eine correspondirende 

 Stelle in jeder der zwei äussersten verticalen Grenzlinien des Netzes 

 finden lassen, sondern auch innerhalb desselben, muss noch ein 

 drittes solches Zusammenfallen mit einem der Scalenmitte nahe lie- 

 genden Procente stattfinden. 



