662 Pohl. 



S. Ist das Sacharometer zu ämtlichen Controlen bestimmt, so 

 muss die Scale zum Zeichen ihrer Approbirung auch mit dem ämt- 

 lichen Priifungsstempel , dann mit der Numer, unter welcher die 

 ämtliche Prüfung der Scale vollzogen wurde, versehen sein. 



Ebenso hat man darauf zu sehen, dass die Scale des, dem 

 Sacharometer angeschmolzenen Thermometers eine Länge von wenig- 

 stens 1 Zoll gleich 26 Millimeter habe, wenn sie 10 Grade R. gleich 

 12-5" C. über und unter dem Normale umfasst; sowie auch die An- 

 gaben des Thermometers, verglichen mit denen eines Normalthermo- 

 meters, daran um höchstens 0°S C. differiren dürfen. 



Was die zweite am bereits fertigen Instrumente vorzunehmende 

 Prüfung anbelangt, so sollen nicht nur die Bedingungen der eben 

 angeführten Punkte, mit Ausnahme von (4) welche schon früher 

 geprüft sein müssen, stattfinden, sondern es soll auch: 



1. Das Sacharometer die bereits beschriebene, als am zweck- 

 mässigsten erkannte Form besitzen , die Scale des Thermometers 

 ins Innere des Sacharometerkörpers eingeschlossen, die Kugel des- 

 selben zwar mit dem Körper verschmolzen, jedoch ausserhalb daran 

 beflndlich sein. 



2. Der Null- und Endpunkt der Scale mit zwei feinen, am Halse 

 angebrachten Diamantstrichen zusammenfallen. 



3. Die Theilstriche der Scale. und die des eingeschmolzenen 

 Thermometers senkrecht auf die Längenaxen derselben stehen. 



4. Das Instrument nicht ur im reinen Wasser vollkommen ver- 

 tieal schwimmen, sondern auch in der concentrirtesten Zucker- 

 lösung, für welche dessen Scale ausreicht, eine Bedingung deren 

 Erfüllung besonders bei solchen Sacharometern unerlässlich wird, 

 welche zwei einander gegenüberstehende Scalen , eine für Dichten 

 die andern für Zuckerprocente besitzen. 



5. Das Sacharometer, wenn es unter den nöthigen Vorsichten 

 in reines Wasser, dann eine Zuckerlösung vom höchsten Procent- 

 gehalte, für den es gelten soll und endlich in eine, dem Procentgehalte 

 nach mitten zwischen diese Flüssigkeiten fallende Zuckerlösung, 

 zugleich mit einem Normalsacharometer getaucht wird, vom letzteren 

 Instrumente um nicht mehr als 0*23 Procente verschiedene Angaben 

 liefern. 



Erlauben es die Umstände nicht, das Normalsacharometer 

 zugleich mit dem zu prüfenden in die Zuckerlösungen zu tauchen, so 



