Pleochroistnus an mehreren einaxigen Krystallen. J) 



Ich darf hier wohl tlio beste Art der Beobachtung des Pleochrois- 

 mus als so bekannt voraussetzen, dass wenige Worte zur Erinnerung 

 genügen. Man bedient sich dazu, bei nicht gar zu kleinen Krystallen 

 mit grossem Vortheile der dichroskopischen Loupe, von der ich vor 

 langer Zeit, in der Sitzung vom 17. Februar 1848, ein Exemplar der 

 hochverehrten Classe überreichte, so wie auch die Beschreibung in 

 den Sitzungsberichten (Band I, Seite 131) enthalten ist. Sie besteht 

 bekanntlich aus einer länglichen Theilungsgestalt von Doppelspath, 

 an welche an beiden Enden Glasprismen von 18° bis 20° geklebt 

 sind, verbunden noch an der Ocularseite mit einer Loupe. Man sieht 

 durch dasselbe die einzige Lichtöffnung auf der Objectivseite und 

 den Gegenstand doppelt, und zwar in entgegengesetzt polarisirten 

 Lichtströmen. 



Ein Bild ist in der Bichtung der beiden Bilder polarisirt, es 

 entspricht dem ordinären Strahle, der durch den Doppelspath hin- 

 durchgegangen ist, das andere Bild ist senkrecht auf die Bichtung 

 oder Linie, welche beide Bilder mit einander verbindet polarisirt, und 

 entspricht dem extraordinären Strahle. Wenn man nun die dichro- 

 skopische Loupe so vor das Auge hält, dass das erstere Bild über 

 dem zweiten steht, so liegt die krystaliographische Axe des Doppel- 

 spathes in einer Vertical-Ebene. Das obere Bild wird durch das 

 untere durch E bezeichnet, aber diese Bezeichnung bezieht sich 

 natürlich nur auf den Doppelspath und dient zur Vergleichung mit 

 den zu untersuchenden Krystallen. Nur bei den einaxigen gibt es 

 einen ordinären und einen extraordinären Strahl, von welchen der 

 erste in der Bichtung der Axe, der andere senkrecht darauf polarisirt 

 ist. Sie stimmen mit den gleichnamigen Bildern der dichroskopischen 

 Loupe überein, wenn die krystaliographische Axe des zu unter- 

 suchenden Krystalles in der nämlichen verticalen Ebene, demselben 

 Hauptschnitte, liegt wie die Axe des Doppelspathcs. 



Die zu untersuchenden Krystalle klebt man auf Wachs um sie 

 bequem gegen das Licht gehalten untersuchen zu können. Ganz 

 kleine Krystalle oder Splitter, z. B. von Turmalin werden bei starker 

 Vergrösserung mit einem Mikroskope untersucht. Die Polarisation 

 wird dabei am besten hervorgebracht, indem man die dichroskopische 

 Doppelspathvorrichtung ohne Loupe auf das Ocular des Miskroskopes 

 stellt, oder indem man, wie bei dem Polarisatious-Mikroskope von 

 Amici, einfach ein Bhomboeder von Doppelspath auf dasselbe legt, 



