Das Skieronieter, ein Apparat zur genaueren Messung der Härte der Krystalle. 4 1 O 



zu machen. Fiat man nämlich die ganzen Zahlen mitfeist der Scale 

 bestimmt, so werden die beiden Scalenglieder möglichst in dersel- 

 ben Gestalt wie der zu prüfende Körper genommen und nun alle drei 

 auf einer Feile mit gleichem Drucke hingeführt: aus dem Wider- 

 stände der Feile, sowie aus dem Geräusche des gestrichenen Mine- 

 rals wird auf die Härte geschlossen, da ein grösserer Widerstand 

 und lauteres, kreischenderes Geräusch eine grössere Härte anneh- 

 men lassen. Es wird dabei die Härte der Feile nicht wie in Wer- 

 ner's Methode mit der (]q<, Minerals, sondern die Härte verschie- 

 dener Minerale unter einander vermittelst der Feile verglichen. 



Diese Scale hat sich wegen ihrer leichten Anwendbarkeit und 

 relativen Sicherheit bald allgemeine Anerkennung errungen. Zwei 

 Umstände aber beeinträchtigen die Genauigkeit der nach dieser 

 Methode erlangten Resultate; erstens ist, wie Mobs selbst bemerkt, 

 die Härte der Flächen und Ecken an demselben Minerale gar ver- 

 schieden, und es wird zuweilen möglich dasselbe durch sich selbst 

 zu ritzen, wie z.B. Glimmer, Gyps , Disthen, so dass man ein und 

 dasselbe Mineral nothwendig in mehre Scalen-Abtbeilungen setzen 

 muss und consequenter Weise bei manchen Härteangaben mitge- 

 tbeilt werden sollte mit welcher Ecke oder Kante des ritzenden eine 

 bestimmte Fläche des geritzten Körpers geprüft wurde; dadurch 

 fällt zum Theil die Sicherheit und Bündigkeit, für den bestimmenden 

 Mineralogen fort. Zweitens sind die Distanzen zwischen den Härte- 

 graden ungleich und in der Scale auch gar keine Möglichkeit gege- 

 ben, diese Ungleichheit mit Sicherheit zu schätzen, so dass die 

 durch sie gewonnenen Daten zwar für die Bestimmung der Minerale 

 brauchbar und werthvoll, für die Erforschung der physikalischen 

 Constitution der Körper aber als zusammenhangslos von untergeord- 

 neter Bedeutung werden, was nebst dem doch noch immer sehr 

 geringen Grade der Empfindlichkeit für den Physiker den Werth 

 dieser Scale vermindert. 



Es sind darum auch zu verschiedenen Zeiten Versuche gemacht 

 worden, durch Veränderungen in der Scale, oder durch ganz neue 

 Verfahren ein feineres, zuverlässigeres Mass zu gewinnen. Hier wäre 

 freilich noch zu bedenken, ob durch eine geringe Veränderung in dem 

 Baue der Scale die Nachtheile einer unvermeidlichen Sprachverwir- 

 rung aufgewogen, ob durch eine Annäherung an scheinbar grössere 

 Gleichförmigkeit in den Scalen-Intervallen die wirklichen, für den 



