420 G r a i 1 i c h und Pekärek. 



darauf Seebeck J ) ein Verfahren angegeben, das eine weitere Vervoll- 

 kommnung zulässt und zu Resultaten von ungeahnter Schärfe führen 

 kann. Er bringt einen Hebel über einem Brette an, das einen Schlit- 

 ten trägt, auf dem der Krystall befestigt wird; zugleich ist in dem 

 Schlitten ein Metallkreis eingesetzt und die Platte, auf welcher der 

 Krystall ruht, innerhalb dieses Kreises drehbar, so dass man den Kry- 

 stall durch alle Azimuthe führen kann. Die Spitze des Hebels wird 

 belastet und der Krystall mit der Hand langsam darunter weggezogen, 

 und das Gewicht gesucht, welches eben noch einen Ritz zu erzeugen 

 im Stande ist. „Bei der hier angeordneten Bestimmungsmethode ist es 

 nur der Druck der Spitze gegen die Fläche welcher gemessen wird; 

 etwas anderes würde es sein, wenn bei constantem Drucke die zum 

 Verschieben nöthige Kraft gemessen würde; auch hier würde man 

 wohl, wenigstens bei einem ziemlich starken Drucke zwischen den 

 verschiedenen Richtungen des Krystalls, Unterschiede finden, andere 

 zwar als die vorigen, aber mit ihnen zusammenhängende. Bei der 

 Prüfung mit der Hand (F ranken heim) werden sich beide Wir- 

 kungen durch das Gefühl ziemlich vermischen, wenn man auch vor- 

 züglich auf den gegen die Fläche ausgeübten Druck achtet." (S. 7.) 

 Seebeck hat in der angegebenen Weise den Kalkspath, Gyps und 

 das Steinsalz untersucht. 



Neuester Zeit bat Franz 3 ) ein Instrument angegeben und aus- 

 führen lassen das im Wesentlichen dasS eeb ec k'sche ist, nur mit dem 

 Unterschiede, dass er den Schlitten nicht mit der Hand, sondern mit 

 einer Kurbel in Bewegung setzt, wodurch er eine grössere Gleich- 

 förmigkeit in dieser erzielt, und dass er, statt wie S eeb eck, Nadeln 

 zu nehmen, eigene konische Spitzen benützt, die einen längeren 

 und sicherern Gebrauch gewähren ; für sehr harte Körper wird ein 

 Diamantsplitter eingesetzt. Sehr weiche Substanzen, die bei dieser 

 Vorrichtung keine Differenzen wahrnehmen lassen , werden nach der 

 zweiten von Seebeck vorgeschlagenen Weise geprüft, zu welchem 

 Ende ein Zusatz-Apparatchen erfunden wurde, das wegen seiner Leich- 

 tigkeit eine besonders feine Beobachtung zulässt. Nur dürfte es seiner 



*) Über Härteprüfung an Krystallen , eine physikalische Abb. v. Dr. A. Seebeck 

 im Priifung-s-Prograinme des Berliner Real-Gymnasiums 1833. 



2 ) De corporum duritie eamque metiendi methodo. Dissertatio inauguralis auctore. 

 D. R. Franz, Bonnae 1850. Deutsch in Poggendorff's Annalen, Bd. LXXXVII. 



