Das Skierometer, ein Apparat zur genaueren Messung; der Harte der Krystalle. 429 



Stellung alle 3 Schrauben anzuziehen, damit nicht die Drehung um 

 die Nuss stattfinde, welche nur zur Ermöglichung der Horizontal- 

 stellung dienen darf. 



Ehe man mit dem also eingestellten Krystalle zu Operiren 

 beginnt, muss die Richtung der Ritzlinie gegen die Krystallkante 

 bestimmt werden, um einen Zusammenhang zu behaupten zwischen 

 den untersuchten Richtungen und den Axen und Flächen des Kry- 

 stalles. Zu dem Ende wird eine der die zu untersuchende Fläche 

 begrenzenden Kanten, oder wenn etwa parallel zu einer derselben 

 deutliche Spaltungslinien an der Oberfläche wahrnehmbar sind, eine 

 solche mit Hülfe der Schrauben der beiden Schlitten Fund V und 

 einer entsprechenden Drehung der Scheibe C, parallel zur Richtung 

 der durch die gespiegelte Spitze bestimmten Ritzlinie gestellt und 

 hierauf an dem Index von C die Lage dieser Kante abgelesen und 

 notirt. Auf diese Normalstellung wird sodann alles andere zurück- 

 geführt. Hätte man z.R. einen Steinsalzkrystall auf der Aufsatzplatte, 

 so wird man mittelst V, V und der entsprechenden Drehung die Lage 

 desselben so verrücken, dass die gespiegelte Spitze bei einer Bewe- 

 gung des Wagens knapp neben der Kante, und parallel an dieser sich 

 fortbewegt; zeigt der Index an C etwa 35°, so wird man, um die 

 Spitze in die Richtung der Diagonale zu bringen, die Scheibe C nur 

 in 35 + 45= — 10° oder ±80° einzustellen haben; ist man an 

 die nächste Kante gelangt, so dreht man noch um ±45°, und stellt 

 somit den Index auf — 55° oder -|- 125°. Wäre aber ein Alaunkry- 

 stall zu untersuchen, und zeigte der Index in der Normalstellung 

 -f- 35°, so würde um die Spitze in die zu den beiden anderen Kanten 

 parallele Lage zu bringen, eine Drehung um 35 + 60° nöthig u. s. f. 



Man sieht, dass dieses Instrument zugleich mit grosser Genauig- 

 keit die Messung ebener Winkel an gut polirten Flächen zulässt. 



Ist der Krystall auf diese Weise eingestellt, so wird der Hebel 

 bei vollkommenem Einspielen der Luftblase (oder bei Anwendung des 

 kleineren Hebels, bei vollkommenem Einspielen der Zunge) mittelst 

 c bis zur wirklichen Berührung herabgelassen, die an der geringsten 

 Verrückung der Luftblase (oder Zunge) wahrgenommen wird. Nun 

 kann die Untersuchung auf dreierlei Weise geführt werden. 



Erstens. Constantes Minimum des Auflagegewichtes. Man be- 

 stimmt beiläufig das Gewichts-Minimum, mit welchem nach irgend 

 einer Richtung noch eine Ritze möglich ist. Hierauf lässt man den 



