Das Skierometer, ein Apparat zur genaueren Messung- der Härte der Krystalle. 431 



einer Richtung ein Ritz möglich ist, d. i. das Gewichts-Minimum, mit 

 welchem die härteste Richtung des Krystalles noch angegriffen wird. 

 Hierauf hängt man die Schale Q an den Apparat und bestimmt die 

 Gewichte, die aufgelegt werden müssen, um den Krystall unter der 

 mit jenem Maximum auf ihn drückenden Spitze noch wegziehen zu 

 können. Offenbar ist die Härte desto grösser je geringer dieses 

 Gewicht ist, denn desto seichter ist die Furche, welche in diesem 

 Falle die Spitze gräbt. Bei einem Auflagegewicht von 20 Grammen 

 fanden wir an demselben Krystalle, dessen Flächen durch Spaltung 

 erneuert und vollkommen geschliffen worden : 

 bei 



Um den Wagen allein in Bewegung zu setzen, bedurfte es eines 

 Gewichtes von 8-53 Grammen; um den Wagen sammt einer Bela- 

 stung von 20 Grammen fortzubewegen, war ein Gewicht von 9-69 

 Grammen nothwendig. Die Zahlen sind wiederum Mittelwerthe aus 

 4 Beobachtungen. Die Abweichungen der zweiten Columne entsprin- 

 gen aus derselben Quelle, wie im ersten Falle. Es fand sich, dass 

 diese Methode nicht so genau wie die vorige ist, wenn sie auch weni- 

 ger Zeit kostet; dass sie die Spitzen ungefähr ebenso abnützt, dass 

 sie vollkommene Horizontalstellung der Schienenscheibe fordert; dass 

 sie die zu untersuchenden Krystalle tiefer ritzt und folglich mehr 

 beschädigt; dass eine geringe Zunahme in der Reibung zwischen 

 Schienen und Rädern die mögliche Genauigkeit zerstört. 



Drittens. Verschiedenes Auflagegewicht und Ermittelung des 

 Minimums, welches nach einer gegebenen Richtung den Krystall 

 noch ritzt. Diese von Seebeck zuerst und dann von Franz in 



