752 Uchatius. Praktische Methode zur 



Um weiteres hat man sich vorläufig nicht zu kümmern, da die 

 genaue Bestimmung seiner Normaltemperatur an dem Orte der Unter- 

 suchung selbst und mit dem dort vorhandenen Brunnenwasser gesche- 

 hen muss. 



Wäre der Schwimmer doch zu leicht, so dass er noch bei IB** 

 Temperatur aus der Normallösung hervorragt, so darf man nur eine 

 Stelle seines Böhrchens in der Spitze einer kleinen Weingeistflamme 

 erweichen. Das oben erwähnte Erwärmen des ganzen Schwinmiers 

 vor dem Zuschmelzen verursachte, dass derselbe nun mit verdünnter 

 Luft gefüllt ist, und die erweichte Stelle des Röhrchens durch den 

 äusseren Luftdruck eingebogen, das Volumen des Schwimmers hier- 

 durch verkleinert, und folglich dessen Dichte vergrössert wird. 



Wäre der Schwimmer zu schwer, so dass er selbst bei 14" B. 

 in der Normallösung noch zu Boden fällt, so müsste die zugeschmol- 

 zene Spitze wieder geöffnet und das anfängliche Verfahren wieder- 

 holt werden. 



Die Auffindung der Nonnaltemperatur. 



Für jeden Schwimmer und für jede auf einmal geschöpfte Quan- 

 tität Brunnenwasser muss die Normaltemperatur an dem Unter- 

 suchungsorte selbst bestimmt werden. 



Man bereitet sich durch Auflösen von 15 Grammen trockenen 

 reinen Salpeters in 200 Grammen des Wasservorrathes auf oben 

 angegebene Weise eine Normallösung, senkt ein viertelgradiges Ther- 

 mometer und den Schwimmer ein, und sucht durch abwechselndes 

 Erwärmen und Erkalten der Lösung jenen Punkt des Thermometers, 

 bei welchem der Schwimmer sehr langsam zur Oberfläche emporsteigt. 

 Man nimmt den Schwimmer heraus, wischt ihn sorgfältig ab, um alle 

 Luftbläschen zu entfernen, senkt ihn neuerdings ein, und sieht nach, ob 

 hiedurch keine Veränderung eingetreten sei. Bringt hierauf der Zusatz 

 von 3 bis 4 Tropfen Wasser ein Niedersinken des Schwimmers her- 

 vor, so ist die abgelesene Temperatur die normale für diesen Schwim- 

 mer und dasselbe Wasser. Ist der Wasservorrath aufgearbeitet, 

 und muss neues geschöpft werden, so kommt auch die Normaltempe- 

 ratur aufs Neue zu bestimmen, wesshalb es vorlheilhaft ist, gleich 

 ein bedeutendes Wasserquantum auf ein Mal in Vorrath zu nehmen. 



Die Genauigkeit des Thermometers ist bei dieser Methode ohne 

 Einfluss, da immer nur ein und derselbe Punkt desselben in Belrach- 

 tung kommt. 



