2/2 S o n k I a r. 



zum Apparate gehörigen Thermometer zu urtheilen, der innere Raum 

 einen Durchmesser von mindestens 6 Linien, und das Metall in der 

 Mitte einer jeden Seite des umschliessenden Sechseckes eine Dicke 

 von 1 Vo bis I3/4 Linien. Die Aussentläche ist blank polirt und mit 

 Zink belegt. Dieses mit Quecksilber zu füllende Rohr wird vertical 

 in ein kubisch geformtes Gefiiss gestellt, welches doppelte, durch dicke 

 Korkplattengeschiedene Wände besitzt, und worin sich eineMischung 

 von Eis und Wasser befindet, wodurch sich das Quecksilber ober- 

 halb abkühlt und nach einiger Zeit an der Aussentläche des Rohres 

 den Thaubeschlag hervorruft. Die Abkühlung geht von unten nach 

 oben, und es wird daher der Thau natürlicherweise unten zuerst er- 

 scheinenund siehmitnicht allzugrosser Geschwindigkeit aufwärts fort- 

 setzen. Es soll nun dieTemperaturder mitder obernThaugrenzeglelch 

 hohen Quecksilberscliichte im Innern des Rohres der Temperatur des 

 Thaupunktes gleich sein, da eben sie es ist, die den Anfang der 

 Bethauung bestimmt. Um aber diese Temperatur messen zu können, 

 wurde in dem Rohre ein Thermometer mit cylindrischem Gefässe 

 angebracht, das mit seiner Scala über die Mündung hervorragt und 

 von einem Parallelogramm getragen wird , dessen Langseiten längs 

 der Aussenfläche des Rohres herablaufen und mit ihren unteren 

 Enden den Höhenstand des Thermometergefässes anzeigen. 



Liess sich auch an dieser Idee nicht alles rechtfertigen, so 

 namentlich die sechsseitige Form des Rohres, dessen Belegung mit 

 dem leicht oxydirbaren Zinke, und besonders die Wahl eines cylin- 

 drischen Thermometergefässes, so erkannte ich doch die Anwend- 

 barkeit dieser Construction im Allgemeinen für meinen besonderen 

 Zweck. Ausser diesem hatte ich von dem Verfahren le Roy 's, eines 

 älteren französischen Physikers, Kenntniss, der, um den Thaupunkt 

 zu finden, Wasser von der gewöhnlichen Temperatur durch lang- 

 samen Zusatz kälteren Wassers so lange abkühlte, bis sich an der 

 Aussenseite des Glases der Thau zeigte, und ebenso hatte ich durch 

 Agassiz erfahren, wie sich sein Freund Desor zur Ausmittlung 

 der Luftfeuchtigkeitsverhältnisse auf dem Unter-Aargletscher eines 

 runden goldenen Schälchens in der Weise le Roy "'s bediente. Ich 

 dachte mir daher, von der Ansicht IJelli's abweichend, Wasser, 

 seiner höhern Wärmeleitungsfähigkeit wegen, zur Füllung des Rohres 

 besser geeignet als Quecksilber, liess mir sofort ein durchweg 

 cylindrisches Rohr aus Messing anfertigen, und dasselbe, um die im 



