Ein Condensations-Hygrouieler. 97 Q 



Vergleiche mit dem Instrumente Bei li 's fehlende und vermeintlicher- 

 we.se unumgänglich erforderliche Metallstärke zu ersetzen, durch 

 ejne genau eine halbe Linie dicke Zinkschichte ausfüttern. Beide 

 Metallscluchten hatten zusammen eine Dicke von Va Linien; dem 

 Rohre selbst abergab ich eine Länge von Sy, Zoll und einen Durch- 

 messer von einen Zoll. Ein flacher kreisrunder Fuss von 2 Zoll Durch- 

 messer, der sich an das untere Ende des Rohres anschrauben liess 

 und es wasserdicht abschloss , gestattete die freie Einstelluno- des 

 nstrumentes in eine Kältemischung und erhielt es in dem erforder- 

 lichen Gleichgewichte. Zur Bestimmung desTbaupunktes aber glaubte 

 ich em Thermometer ,nit runder Kugel, die allein ein genaueres 

 Erfassen der auf der Temperatur des Tbaupunktes stehenden Wasser- 

 schichte möglich n.acht, anwenden zu müssen. Ein einfacher, in 

 der Mitte durchlöcherter Korkstöpsel hielt das Thermometer im Rohre 

 test, und ein feiner, in die blanke Aussenfläche des Rohres ein- 

 gerissener Kreis bezeichnete mir für eine bestimmte Stellung des 

 Thermometers den Standort seiner Kugel. Die Zeichnung zeigt diesen 

 ersten Entwurf. '' *= ^" 



Doch schon einige wenige, oberflächlich angestellte Versuche 

 belehrten mich über die Unbrauchbarkeit diesesApparates für gewisse 

 Zwecke. Die Abkühlung der Wassermasse im Innern des Rohres ging 

 namlicb so langsam von Statten, der Thaubeschlag erschien so spm 

 und erreichte die Höhe der Thermometerkugel erst nach so langer 

 alle ;. tu ^^T' ^'' Unanwendbarkeit des Instrumentes fiir 

 Luftri r ?t' '" ^'"'" --^»essung des Wassergehaltes der 

 Luf in b stimmten Zeitmomenten, oder schnell hinter einander gefor- 

 deit wird, was z.B. bei barometrischen Höhenbestimmungen oder 



e'itiT .fr ^"^^'•^-'^""^-" "ber den Gang der Luf;feuditi - 

 kei innerhalb kleinerer Zeitabschnitte d.r Fall ist. Der erste Thau- 

 an lag zeigte sich meistens erst nach 15 bis 20 Minuten, und bei 

 sehr trockener Luft sogar noch später; die Thermometerkugel aber 

 erreichte er kaum je vor einer halben Stunde. 



Der Fehler lag offenbar in der allzugrossen Metallstärke des 



eitendn Zinke. Demselben Anstände muss aber auch der B elli'sche 

 Apparat, und vielleicht in noch höherem Grade unterliegen, überdies 



asseri sich noch einige andere Momente anführen, welche principiell 

 auf die Lnverlasshchkeit eines jeden derartigen Apparates bei allzu 



Sitzb. d. raatliem.-natmvv. VI. XXII. Bd. i. Hfl. jg 



