274 So n klar. 



grosser Dicke der Metallwaiid hindeuten. Denn erstens darf unter 

 solchen Umständen gewiss nicht angenommen werden, dass die obere 

 Grenze des Thauheschlages in horizontaler Richtung diejenige Schichte 

 der Flüssigkeit im Rohre anzeige, welche genau die Temperatur des 

 Thaupunktes besitzt. In dem grossen metallenen Zwischenräume 

 zwischen der äusseren Luft und der erkaltenden Flüssigkeit hat die 

 von aussen einwirkende Temperatur Raum genug, um der von Innen 

 hervordringenden Kältemit Nachdruck entgegen zu arbeiten. Dadurch 

 wird die Linie gleicher Temperatur im Innern der Metallwand an der 

 Aussenseite des Rohres herabgedrückt und daher der Thaupunkt von 

 dem Instrumente jedesmal zu tief angegeben werden. Diesem Übel 

 dürfte jedoch nur schwer zu begegnen sein, da es unmöglich scheint, 

 den Neigungswinkel jener kleinen Isotherme genau auszumitteln, um 

 der Thermometerkugel den rechten Höhenstand anzuweisen. — Zwei- 

 tens ist jedes Metall, und namentlich Eisen und Messing, ein viel 

 zu guter Wärmeleiter , als dass es hier , wo es durch seine Dimen- 

 sionen zu grösserer Wirkung gelangt, nicht unabhängig von dem 

 Refrigerationsmittel im Rohre, d. h. selbstständig und nach seinen 

 eigenen Gesetzen, eine Vertheilung der auf die verschiedenen Partien 

 seiner Masse einwirkenden Temperaturen vornehmen sollte. Es kann 

 daher bei der angedeuteten Construction des Rohres der Fall eintreten, 

 dass bei hoher Temperatur der Luft und geringem Feuchtigkeitsgrade 

 derselben der Thau gar nie oder erst sehr spät erscheint, wenn 

 auch die Flüssigkeit im Innern schon einige Linien oberhalb der 

 Kältemischung den Thaupunkt bereits erreicht hat. Nicht minder 

 kann sich bei umgekehrten Verhältnissen die Kälte der Eismischung 

 an der Aussenfläche des Rohres ausbreiten und den Thau in einer 

 Höhe zeigen , die dem Masse der Abkühlung des Wassers oder 

 Quecksilbers im Rohre noch lange nicht entspricht. So wenigstens 

 erklärte ich mir das Resultat eines Versuches, den ich im vorigen 

 Jahre mit meinem so eben beschriebenen Apparate anstellte. Der 

 Tag war sehr warm und der Himmel von einzelnen Haufenwolken 

 überzogen; das freie Thermometer gab die Temperatur der Luft 

 mit 25°6 C. an, während der erst nach drei Viertelstunden bis zum 

 eingeritzten Kreise vorgerückte Thau den Thaupunkt mit 15 "3, das 

 Psychrometer aber mit 17 8 angab. Um 2°5 aber konnte die Angabe 

 des letztgenannten Instrumentes von der Wahrheit gewiss nicht 

 abgewichen sein. 



