Ein Condeiisations-HygTometer. 273 



Nun hätte freilich gleich von vorneherein geschlossen M-erden 

 können, dass je geringer die Metallslärke des Rohres, desto schneller 

 die Transmission der Kalte nach der Aussenfläche geschehen, und 

 desto genauer an der letzteren die Lage der auf dem Thaupunkte 

 stehenden Wasserschichte im Rohre erkennbar werden müsse. Doch 

 schien mir hinwieder die Verringerung der Metalldicke durch zwei 

 Rücksichten beschränkt , u. z. einerseits durch die Nothwendigkeit, 

 dem Apparate etwas mehr Dauerhaftigkeit zu verleihen , als bei dem 

 gewöhnlichen Gebrauche desselben erforderlich gewesen wäre, und 

 anderseits durch die Befürchtung, es würde sich durch eine allzu 

 rasche Abkühlung des im Rohre beßndlichen Wassers der Thau- 

 beschlag mit übergrosser Eile aufwärts bewegen, und in Folge dessen 

 keine bestimmte, leicht erfassbare Grenze zeigen, wodurch ohne 

 Zweifel die Genauigkeit in der Bestimmung des Thaupunktes wesent- 

 lich geschmälert worden wäre. 



Ich Hess daher ein anderes, ebenfalls cylindrisches Rohr aus 

 Messing anfertigen, das bei einer Länge von 5 Zoll einen Durchmesser 

 von nur 9 Linien und eine Metallstärke von nicht ganz 2 Punkten 

 besitzt. Das Zinkfutter blieb jetzt weg, und der mittlere 21/3 Zoll 

 breite Theil der Aussenfläche, auf welchem unter wechselnden Ver- 

 hältnissen die Thaugrenze spielt, wurde dicht vergoldet. Ein von 

 Kapp eil er mit aller Sorgfalt verfertigtes Thermometer mit runder 

 Kugel , dessen in das Glas eingeschnittene Scala bis zu 30" C. über 

 und bis zu 10" unter den Eispunkt reicht, und dessen Grade in fünf 

 Theile getheilt, noch eine genaue Abschätzung von Zehntel-Graden 

 leicht gestatten, zeigt die Lage des Thaupunktes. Eine an der Spitze 

 dieses Thermometers angebrachte und an das Glas festgekittete Hülse 

 dient einerseits zur Befestigung einer dünnen gezahnten Stange, die 

 in einen an dem oberen Theile der Röhre angebrachten Trieb ein- 

 greift, und anderntheils als Trägerin eines 2 Linien breiten Stäb- 

 chens, dessen unteres Ende beiläufig bis zur Mitte der Thermometer- 

 kugel reicht, längs der Aussenfläche des Rohres herabläuft und sich 

 durch seine schwarze Farbe von der Vergoldung deutlich abhebt. 

 Der Trieb hat den Zweck, das Thermometer unter möglichst geringer 

 Störung der im Rohre befindlichen Flüssigkeit langsam auf und nieder 

 zu bewegen, wobei ein Korkstöpsel in der Mündung des Rohres als 

 Führung dient; dem schwarzen Stäbchen aber fällt die Aufgabe zu, 

 den jedesmaligen Höhenstand der Thermometerkugel anzuzeigen. Zur 



