276 S o II k 1 a r. 



Aufiialinie der Kälteniischuiig endlich bestimmte ich eiiie etwa 6 Zoll 

 im Durchmesser haltende Schale aus Messingblech, in deren Mitte 

 sich eine Schraubenmutter befindet, in welche, der grösseren Ruhe 

 und Sicherheit des Instrumentes wegen, die Stativscheihe des Rohres 

 aufgeschraubt werden kann. Übrigens mag bei einiger Vorsicht jedes 

 beliebige, nicht allzu hohe Gefäss die Stelle dieser Schale vertreten. 

 Aber noch blieb eine höchst wichtige Vorkehrung übrig, die in 

 der Bestinunung der Länge des Zeigers bestand, durch welche die 

 Thermometerkugel im Rohre jene Höhenstellung erhält, welche sie 

 haben muss , wenn sie den Thaupunkt richtig anzeigen soll. Die 

 Thermometerkugel hat nändich einen Durchmesser, der, mit Rücksicht 

 auf die grossen Temperatur-Ditferenzen naher und ungleich hoher 

 Punkte im Rohre, nicht unbeträchtlich ist, woraus die Frage entstand, 

 wie tief diese Kugel in die Ebene der aufdem Thaupunkte stehenden 

 Wasserschichte einzutauchen sei, damit das Thennomeler die zu 

 suchende Grösse genau andeute. Die sehr verschiedene Ca[)acität der 

 Thermometergefässe lässt in dieser Beziehung keine aligemeine 

 Bestinurmng zu, sondern es muss diese Untersuchung bei jedem 

 Instrumente einzeln vorgenommen werden. Um nun zu diesem Ziele 

 zu gelangen, machte ich während eines heftigen Regens, der schon 

 mehi-ere Stunden lang ohne Unterbrechung angehalten hatte, einen 

 Versuch im Freien unter dem Schutze eines auf allen Seiten olfeuen 

 Gartenhauses , und stellte hierbei den Apparat ganz nahe an den 

 Boden. Die Luft war ohne Zweifel mit Wasserdünsten vollkommen 

 gesättigt, und die Tcm[»eralur der Luft musste desshalb nn't der des 

 Thaupunktes genau zusammentreHen. Als nun auf der Vergoldung des 

 Rohres der Thau erschienen war, senkte ich die Thermometerkugel 

 vermittelst des Triebes sehr langsam und vorsichtig gegen die Thau- 

 grenze nieder, und nahm den Moment wahr, in welchem das Ther- 

 mometer im Rohre geiuiu die Temperatur der Luft erreichte. Als 

 dies geschah, zeigte siclis, dass das Ende des Zeigers, dem ich, 

 wie oben erwähnt worden, vorläulig eine Länge gegeben, die unge- 

 fähr der Mitte der Thermometerkugel entsprach, etwa um den vier- 

 ten Theil einer Linie oberhalb der Thaugrenze stehen blieb, welcher 

 Fehler sich durch ein kleines Umbiegen des Knies an der Hülse 

 leicht beseitigen lässt. — Die Stellung des Thermometergefässes zur 

 Thaugrenze kann demnach mit einer für den praktischen Zweck wohl 

 mehr als zureichenden Genauigkeit ausgemittelt werden. 



