Ein Condensnlions-Hyp^Tometer. 277 



Die erwähnten Verändening'en haben sieh als zweckmässig 

 erwiesen, nnd eine Zahl von Versuchen, die ich mit dem Instrumente 

 vorgenommen, haben in mir keinen Zweifel mehr über die Anwend- 

 barkeit und, ich darf es wohl sagen, über die Trefflichkeit desselben 

 übrig gelassen, wenngleich zugegeben werden muss, dass sich dar- 

 an noch manche Veränderimgen werden anbringen lassen , welche 

 theils eine boffuemere Handhabung des Apparates, theils eine noch 

 weiter gehende Verringerung seines Volumens möglich machen. 

 Dies wäre z. B. der Fall, wenn man ihn mit zwei Thermometer aus- 

 rüsten wollte, von denen eines die höheren und das andere die tieferen 

 Temperatnrgrade zeigte, wodurch sich eine nicht unbeträchtliche 

 Verkürzung des Messingrohres erzielen liesse. 



Die mitfolgende Zeichnung erklärt auf bildlichem Wege die 

 gegenwärtige Einrichtung dieses hygrometrischon Apparates. 



Hatte das Wasser, womit ich das Rohr jedesmal bis zur Höhe 

 des obern Randes der Vergoldung füllte, keine höhere Temperatur 

 als die der Luft, so kam, nach geschehener Einstellung des Apparates 

 in ein Gemisch von Wasser und Eis, der Thauboschlag an der unter- 

 sten Stelle der freien Oberfläche des Rohres schon nach wenigen 

 Minuten zum Vorschein, und rückte sofort mit ziemlicher Geschwin- 

 digkeit in die Höhe. Noch schneller ging alles von Statten, wenn 

 ich zur Füllung des Rohres mich etwas kälteren Wassers bediente. 

 Stand z. B. das Ende des Zeigers — so will ich das schwarze, den 

 Stand der Thermometerkugel anzeigende Stäbchen nennen — etwa 

 7 bis S Linien über der Oberfläche der Kältemischung, so henöthigte 

 derThau nie über S Minuten, um diese Höhe zu erreichen. Die Bethau- 

 ung selbst ist dicht und kräftig, und schneidet mit einer so scharf 

 gezeichneten Grenze ah , dass sich bei Bestimmung derselben die 

 Unsicherheit niemals bis auf die Breite einer Drittellinie erstreckt, 

 was Angesichts der Dimensionen der Thermometerkugel , die , wenn 

 das Thermometer noch Theile eines Grades zeigen soll, einen Durch- 

 messer von kaum weniger als 6 Linien haben darf, als unbedeutend 

 angesehen werden kann. Bei der Ausmittelung der Thaugrenze an 

 jedem beliebigen Punkte des Umfanges hat sich mir daher niemals 

 irgend ein Anstand ergeben. Wohl aber zeigte sich bei etwas stär- 

 kerem Luftzuge, und zwar nur dann, wenn der Apparat der directen 

 Einwirkung desselben ausgesetzt wurde, darin ein Übelstand, dass 

 in Folge rascherer Verdunstung die Thaugrenze auf der dem Winde 



