2 T 8 S o II k I ar. 



zugekehrten Seite des Rohres etwas tiefer stand als auf der andern. 

 Doch war dieser Unterschied noch immer nicht sehr bedeutend, und 

 parallele Versuche mit dem Psychrometer haben mich gelehrt, dass in 

 solchen Fällen die höchste Grenze des Thaubeschlages als massgebend 

 anzusehen ist, ohne Zweifel desshalb, weil der Wind wohl auf den 

 Thau, nicht aber auf die Temperaturverhältnisse des Wassers im 

 Rohre wesentlich störend einzuwirken vermag. Übrigens ist es immer 

 sehr leicht, das Instrument vor dem directen Striche des Windes zu 

 schützen. Eine gleiche einseitige Depression der oberen Thaugrenze 

 wird durch die Nähe eines wärmestrahlenden Körpers hervorge- 

 bracht, wesshalb es zweckmässig erscheint, den Vorgang aus einiger 

 Entfernung mit bewaffnetem Auge zu beobachten. 



Die Möglichkeit das Thermometer leise zu heben und zu sen- 

 ken, gibt das Mittel an die Hand, die Operation, wenn nöthig, abzu- 

 kürzen. Hat nämlich der Thaubeschlag in einem bestimmten Zeit- 

 momente die Höhe der Thermometerkugel noch nicht erreicht, so 

 kann das Thermometer bis zur Thaugrenze herabgelassen werden, 

 was freilich mit grösstmöglicher Rehutsamkeit geschehen muss. 

 Durch die dabei unvermeidliche Mischung der unteren und kälteren 

 Flüssigkeitsschichten mit den wärmeren oberhalb, wird sich der 

 Thau, nach Mass der eingetretenen Störung, rasch um ein Weniges 

 nach oben ausbreiten ; doch schon nach etwa einer halben Minute 

 wird jener parasitische Thau wieder verschwinden, und die Ablesung 

 möglich werden. Am besten ist es aber, das Thermometer gleich 

 anfangs etwas tief einzustellen und das Anlangen des Thaues am 

 Zeiger ruhig abzuwarten. Müsste man aber bei kalter Luft das Ther- 

 mometer hoch halten, um der tieferen Grade der Scala noch ansichtig 

 zu werden, so könnte man sich, zur Abkürzung der Operation, durch 

 tieferes Eintauchen des Rohres in die Kältemischung leicht helfen. Der 

 Apparat, den ich hier zu zeigen die Ehre habe, ist so eingerichtet, 

 dass wenn die Thermometerkugel gerade unterhalb der Mitte der ver- 

 goldeten Zone steht, noch der S'"' Grad unter dem Eispunkte sichtbar 

 bleibt, welchen tiefen Wärmestand der Thaupunkt zur Sommers- 

 zeit selbst auf hohen Rerggipfeln nur in seltenen Fällen erreichen 

 dürfte. 



Vermittelst der erwähnten Verschiebungsvorrichtung lässt sich 

 ferner, um der Trägheit des Quecksilbers bezüglich seiner Wärme- 

 leitungsfähigkeit zu begegnen, eine nützliche Controle der ersten 



