Ein Condensations-Hygromeler. 279 



Ablesung dadurch leicht erzielen , dass man nach vorherigem Ein- 

 tauchen des Thermometers in eine etwas kältere Schichte des 

 Wassers im Rohre und langsamem Heben bis zur Thaugrenze ein 

 zweites Resultat gewinnt; weichen diese beiden Ablesungen von 

 einander ab, so gibt ihre halbe Summe den richtigen Thaupunkt. 



Um nun die Einwirkung der Metallstärke des Rohres auf das 

 Erscheinen des Thaues und die Art und Höhe seiner Abgrenzung 

 einigermassen zu prüfen, wurde eine Reihe von Versuchen im hellen 

 Sonnenschein und um die Mittagszeit herum angestellt. Der Tag war 

 sehr heiss , und das hunderttheilige Thermometer stand zwischen 

 31°0 und 311. Eine spanische Wand hinderte dabei jede störende 

 Einwirkung der übrigens nur wenig bewegten Atmosphäre. Unge- 

 achtet der directen Resonnung der einen Hälfte des Rohres schnitt die 

 Thaugrenze jetzt mehr wie je in einer überall gleich hohen, horizon- 

 talen Ebene ab, und der Thaupunkt selbst ergab sich genau eben so hoch 

 als bei einem unmittelbar vorher im Schatten angestellten Experi- 

 mente. Damit war dargethan, dass das Rohr dünn genug ist, um die 

 von innen herausdringende Kälte auf der Oberfläche correct anzu- 

 zeigen. 



Die verhältnissmässige Einfachheit, Solidität, Handlichkeit und 

 Wohlfeilheit dieses Instrumentes, seine Eigenschaft, den Thaupunkt 

 unmittelbar durch Condensation anzuzeigen, die Geschwindigkeit, 

 mit der es die gewünschten Resultate liefert, und vor Allem die 

 Richtigkeit und Verständlichkeit seiner Sprache sind Vorzüge, die 

 vielleicht die Kühnheit entschuldigen, mit der ich diesen Apparat der 

 Aufmerksamkeit der hochgeehrten Versammlung empfehle. Die scharfe 

 Abgrenzung des Thaubeschlages scheint mir der wesentliche Vorzug 

 des in Rede stehenden Hygrometers vor allen anderen dieser Art zu 

 sein , wo der Thau mit einem Male auf der ganzen Oberfläche des 

 mit der abzukühlenden Flüssigkeit gefüllten Gefässes hervorgerufen 

 wird. Rei dem Instrumente nach der von mir angegebenen Construc- 

 tion kann die Thaugrenze niemals wesentlich unrichtig beurtheilt, 

 und in Folge dessen der Thaupunkt mangelhaft gemessen werden. 

 Die matte, weissliche Farbe des Reschlags scheidet sich klar und 

 bestimmt von dem glänzenden Obertheile des Gefässes ab, und die 

 Linie seiner Umgrenzung ist selbst für ein schwächeres Auge mit 

 zweifelloser Deutlichkeit erkennbar. Sie ist ein nahezu stillestehen- 

 des Object, das sich mit Sicherheit recognosciren und erfassen lässt, 



