280 Sonklnr. 



und dessen Benützung nicht an einen bestimmten, kurzen Augen- 

 blick gebunden ist, während sowohl bei dem DanielTschen, als 

 auch bei dem D ob errei ner'schen und dem damit verwandten 

 Regnault 'sehen Hygrometer der erste Thauanflug allein, der je 

 nach der Sehkraft des Auges früher oder später erkannt und somit 

 auch verkannt werden kann, bei der Ablesung des Thaupunktes 

 entscheidet. Die rasche Transition einer beliebigen Thaustärke zur 

 nächst stärkeren macht es bei diesen Apparaten, nebenher gesagt, 

 etwas zweifelhaft, ob das Thermometer in so kurzer Zeit sich auch 

 wirklich bis auf jene Temperatur abgekühlt hat, die dem simultanen 

 Grade der Hethauung entspricht. Die Kostspieligkeit und Zerbrech- 

 lichkeit des n ani elP.schon Hygrometers, die Unempfindlichkeit 

 seines den Thaupunkt anzeigenden Thermometers und die an dem- 

 selben von Kämtz, den Gebrüdern Schla gintweit u. A. gerügte 

 Schwierigkeit des Hervorrufens der Bcthauung unter gewissen 

 Umständen, so wie nicht minder die Umständlichkeitbei dem Gebrauche 

 des Döberreiner 'sehen und Reg na u It 'sehen Apparates, von 

 denen das erstere sogar einer Druckpumpe bedart, sind theils prin- 

 cipielle Mängel, theils schliessen sie die Verwendbarkeit dieser 

 Instrumente auf Gebirgsreisen fast gänzlich aus. 



Was endlich das Psychrometer werth ist, darüber sind die- 

 jenigen gewiss im Klaren, die seine Leistungen unter sehr verschie- 

 denen Zuständen der Atmosphäre zu beohachten Gelegenheit hatten. 

 Mehr als bei jedem andern Instrumente ist es bei diesem von Wich- 

 tigkeit, ob sich die Luft im Zustande der Ruhe oder der Bewegung 

 befindet. Ich selbst sah oft bei plötzlich verstärktem Luftzuge den 

 Stand des befeuchteten Thermometers rasch um einige Zehntel-Grade, 

 ja einmal sogar um etwas mehr als einen halben Grad herabsinken. 

 Bei unstät windigem Wetter ist dieses Thermometer, wenn es an- 

 ders zu den sehr empfindlichen gehört, so unruhig, dass sich bei 

 Jedem von selbst ein gerechtes Misstrauen in die Richtigkeit der 

 auf diesem Wege gewonnenen Grössen einstellen muss. Es ist ferner 

 nachgewiesen worden, dass das Psychrometer bei niedrigen Tempe- 

 raturen durchaus zu geringe Spannkräfte des Wasserdampfes an- 

 zeigt 1); auch soll selbst die Windrichtung , abgesehen von der 



^) V. Regnault: „Über die Spannkraft der Wasserdänipl'e," in P ogge nd o r ff 's 

 Annalen, Band 73, und Müll e r - P o uill et" s Physik II, 704. 



