Ein rnndonsalinns-Hygromfitcr. 281 



Stärke des Windes, einen merklichen Einfluss auf die Angaben dieses 

 Instrumentes ausühon '). Ein zweiter und noch viel wichtigerer 

 Übelstand aber geht aus der Ungleichheit der verschiedenen psychro- 

 metrischen Formeln hervor. Ich kenne zwölf solcher Formeln, und 

 habe gefunden, dass ihre numerischen Ergebnisse nicht blos be- 

 trächtlich von einander abweichen , was unter Umständen zuweilen 

 um eine ganze Linie Dampfdruck der Fall ist, sondern dass sie auch 

 bald convergiren, bald divergiren, so zwar, dass es schwer ist, zu 

 sagen, welcher Formel das Verdienst einer grösseren Richtigkeit 

 zukömmt. Regnault ist desshalb geneigt, das Psychrometer blos 

 als ein empirisches Instrument, wie etwa Saussure's Haarhygro- 

 meter, zu betrachten, indem seine Angaben von örtlichen Umständen 

 im hohen Grade abhängig erscheinen und zweifelhafte Daten liefern, 

 die der Meteorologie mehr schädlich als nützlich sind ~). Jedenfalls 

 aber bleibt es in Ermangelung eines andern, geeigneteren hygrosko- 

 pischen Apparates, in den meisten Fällen ein sehr brauchbares Surro- 

 gat, das nebenbei, gleich einem Thermometer, den grossen Vortheil 

 ungestörter Continuität in seinen Angaben besitzt. 



Ich lasse hier eine Aufzeichnung über die Resultate einiger 

 Versuchsreihen folgen , die ich mit dem von mir angegebenen Con- 

 densations- Hygrometer und mit dem Psychrometer gleichzeitig 

 anstellte. 



*) V. llegnault: „Hygrornetrisclie Studien,^ in P og' g'C n d ort' f s' Aiuuilen. 



Band SS, pag-. 420. 

 -) V. Regnault: „Hygromeli'ische Studien," in Pu gg' eii dor ff "b Annaleu, Band 88, 



l)a-. 420. 



