XXVI, 4 



Die Gartenwelt. 



37 



Lorraine, ein anderes, weniger bekanntes Beispiel für die 

 Schicksale von Neuheiten die Zonalpelargonie Maxim 

 Kowalewski. Letztere entdeckte ich 1911 auf dem Londoner 

 Blumenmarkte und empfahl sie einer deutschen Firma zur 

 Verbreitung. Die fragliche Firma ist mittlerweile unter die 

 Kriegsgewinnler gegangen und beschäftigt sich daher nicht 

 mehr mit so wenig einträglichen Dingen, wie die Verbreitung 

 guter Pflanzenneuheiten leider ist. Glücklicherweise fand ich 

 das schöne Zonalpelargonium Maxim Kowalewski im ver- 

 flossenen Frühjahr in einer Liegnitzer Handelsgärtnerei wieder, 

 und die Firma Titus Herrmann Nachfolger wird die 

 Sorte weiterverbreiten (Ein Artikel darüber folgt !). Während 

 also schon 1911 diese Sorte in London eine Marktsorte ge- 

 worden war, ist sie in Deutschland und auch in Frankreidi 

 noch heute nur ganz vereinzelt bekannt. Ich könnte Dutzende 

 weiterer Beispiele anführen, die beweisen, in wie weitem 

 Maße Licht und Schatten, Recht und Unrecht gerade auf dem 

 Gebiete der Neuheitenverbreitung und Neuheitenbeurteilung 

 nebeneinander hergehen und wie wenig hier die Wirklichkeit 

 mit den Anschauungen der großen Masse übereinstimmt. 

 Das Thema ist aber unerschöpflich, und ich will mich damit 

 begnügen, nochmals auf Begonia semperflorens zurückzugreifen. 

 Hier haben wir außer Liegnitz und anderen Neuheiten für 

 1922 seit 5 Jahren schon wieder drei hervorragende Neu- 

 einführungen zu verzeichnen, nämlich außer den eingangs 

 genannten Sorten Albert Martin und Liebesglut die vorjährige 

 Neuheit Blütenmeer. Aehnlichkeit der Namen ist ein anderer 

 wunder Punkt des hier behandelten Gegenstandes, den ich 

 hier zum Schluß nur streife ! Wir erhielten im Vorjahre 

 außer Blütenmeer auch eine Begonie Feuermeer, die nicht 

 gerade überflüssig ist, die aber der Blütenmeer an Wert nach- 

 steht. Soviel aber ist sicher, daß auch bei den hier besprochenen 

 Begonien die Anschauung n i ch t zutrifft, daß die meisten 

 Züchtungen unnötig wären. Es gab gewiß unnötige und 

 überflüssige, aber ohne diese hätten wir auch die guten Neu- 

 heiten niemals zu sehen bekommen, und an dieser Tatsache ist 

 auch Herr Georg Riesbeck, der sonst in seinen Urteilen 

 ziemlich zuverlässig ist, vorübergegangen. 



Kultureinrichtungen, 

 Neuer Luftfeuchtigkeitsmesser für Gewächshäuser. 



Zur Durchführung- von Luftfeuchtigkeitsmessungen benutzte man 

 bisher Hygrometer oder Psychrometer, die mit manchen Nachteilen 

 behaftet sind. Die Leistungsfähigkeit des Hygrometers wird durch 

 eine erhebliche Meßungenauigkeit beeinträchtigt, da die bei dem 

 Hygrometer verwendeten Menschenhaare wegen ihrer hygroskopischen 

 Eigenschaften ständigen Aenderungen unterworfen sind. Ein Nachteil 

 der Hygrometer ist es auch, daß sie für höhere Temperaturen nicht 

 verwendbar sind, da das menschliche Haar hohe Temperaturen nicht 

 verträgt. Die bisherigen Psychrometer sind in ihrer Handhabung 

 höchst unbequem, da der Feuchtigkeitsgehalt der Luft mit diesen 

 Instrumenten erst durch Berechnungen festgestellt werden kann. 



Angesichts dieser recht störenden Nachteile bedeutet der neue 

 DAQUA-Luftfeuchtigkeitsmesser einen wesentlichen Fortschritt, da 

 die Uebelstände der Haarhygrometer hier vermieden sind. Der 

 neue Luftfeuchtigkeitsmesser, nach dem Prinzip des August'schen 

 Psygrometers gebaut, besitzt den großen entscheidenden Vorteil, 

 daß man die jeweilige Luftfeuchtigkeit ohne jede Berechnung sofort 

 ablesen kann. Ueber den Aufbau des neuen Luftfeuchtigkeits- 

 messers ist Folgendes zu sagen : 



Er besteht aus zwei nebeneinanderhängenden Thermometern, 

 von denen die Quecksilberkugel des einen mit feuchter Gaze um- 

 geben ist. Infolge der durch Verdampfung des Wassers statt- 



Der neue Luftfeuchtigkeitsmesser für Gewächshäuser 

 der Firma Danneberg & Quandt, Berlin. 



findenden Wärmeentziehung ist die Temperatur dieses Thermometers 

 geringer als die des trockenen. Das trockene Thermometer dagegen 

 zeigt die Temperatur des Raumes an. Je feuchter die Luft, desto 

 geringer die Verdunstung am Naßthermometer, dementsprechend 

 wird auch die psychrometrische Differenz geringer. Hier zeigt sich 

 der neue Luftfeuchtigkeitsmesser dem August'schen Psychrometer 

 bei weitem überlegen, da bei letzterem der relative Feuchtigkeits- 

 gehalt der Luft in Prozenten aus der psychrometrischen Differenz 

 rechnerisch festgestellt werden muß. Diese zeitraubende Arbeit 

 fällt bei dem neuen Luftfeuchtigkeitsmesser fort. Mittels einer 

 Skalenscheibe, die durch einen Zentrumknopf drehbar ist, kann 

 man den Feuchtigkeitsgehalt der Luft in Prozenten unmittelbar 

 ablesen, wenn man die Scheibe auf die jeweilige Temperatur des 

 Trockenthermometers und die zugehörige Differenz zwischen Trocken- 

 und Naßthermometer einstellt. Die beiden Thermometer sind mit 

 einem Wassergefäß auf einer Grundplatte befestigt. Aus dem 

 Wassergefäß wird dem feuchten Thermometer durch einen Schlauch 

 aus saugfähigem Stoff ständig Wasser zugeführt. Die Mitte der 

 Grundplatte zeigt einen schmalen Ausschnitt, durch den die Zahlen 

 der drehbaren Skalenscheibe sichtbar werden. Der Meßbereich des 

 Instrumentes reicht für Temperaturen von 2 — 80" C. und Diffe- 

 renzen von 1 — 25° C. aus. Mehr als 800 Zahlen für die ver- 

 schiedenen Feuchtigkeitsgehalte sind auf der Skalenscheibe vorhanden. 

 Zur Erleichterung der Handhabung des Instrumentes befindet 

 sich links auf der Grundplatte eine Gebrauchsanweisung, während 

 rechts eine Tabelle zur Ermittelung des Wassergewichtes des ab- 

 gelesenen Feuchtigkeitsgehaltes zur Feststellung des in der Luft 

 pro Kubikmeter enthaltenen Wassers angebracht ist. Diese Fest- 

 stellung ist von Bedeutung, besonders bei Beobachtung von 

 Trocknungsvorgängen. Für den Gebrauch des neuen Luftfeuchtig- 

 keitsmessers wird das Wassergefäß mit abgekochtem Wasser oder 

 Regenwasser gefüllt. Der Gebrauch von Rohwasser ist zu ver- 

 meiden, da sich sonst am Schlauch des Thermometers Wasserstein 

 bildet, der durch Verhärtung des Schlauches dessen Saugfähigkeit 

 stark herabmindert. Wird der Schlauch des feuchten Thermometers 

 dennoch nach längerer Zeit trocken und hart, muß er ausgewaschen 

 oder durch einen neuen ersetzt werden. Zwecks Ueberzeugung, 

 ob der Schlauch des feuchten Thermometers feucht genug ist, 

 empfiehlt es sich, den Schlauch rnit einem Tintenstift zu berühren, 

 wobei eine Verfärbung des Schlauches eintreten muß. Unterbleibt 

 die Verfärbung, so ist der Luftfeuchtigkeitsmesser nicht gebrauchs- 

 fertig. Die Handhabung des neuen DAQUA-Luftfeuchtigkeits- 

 messers ist von größter Einfachheit, so daß jeder Arbeiter das 

 Instrument mühelos bedienen kann. 



