200 Natter er. 



Druckes zur Dichte der Gase bei sehr verschiedener Pression ermit-. 

 telii ivonnte. 



Zu diesem Ende stellte ich den Apparat so her, dass man 

 während des Compriniirens immer den Druck im Recipienten erken- 

 nen und durch Rechnung die Atmosphären-Anzahl bestimmen konnte. 

 Ich brachte daher an jenem stählernen Stücke, womit der Recipient 

 am oberen Ende verschraubt ist und zwar in jener Bohrung, worin 

 sich die Ausströmungs-ÖfTnung befindet, eine stählerne Schraube 

 an, welche durch zwei konische Flächen in luftdichte Verbindung mit 

 dem Recipienten gesetzt werden konnte und worin sich eine sehr 

 genaue cylindrische Bohrung, von 1^/^ Zoll Länge und 1.445 Wiener 

 Linien im Durchmesser, befand. In dieser Bohrung kann sich ein 

 gehärteter Stahlstift von einem Zoll Länge, welcher mit der grössten 

 Genauigkeit eingeschliffen ist, auf- und nieder bewegen. Das eine 

 Ende dieses Stiftes geht in eine stumpfe Spitze aus, während in dem 

 unteren Ende mittelst einer kleinen Schraube eine Lederkappe 

 .befestiget werden kann. Das spitze Ende dieses Stiftes steht eine 

 Linie aus' der cylindrischen Bohrung hervor und drückt hier auf einen 

 Hebel-Apparat. 



Es kann nämlich an der stählernen Schraube ein 121/3 Zoll 

 langes Eisen befestiget werden, welches einem Hebel-Apparate zur 

 Stütze dient. Es sind zwei einarmige Hebel so in Verbindung ge- 

 bracht, dass einer auf den andern wirkt. Der kürzere Hebel , auf 

 welchen der Stahlstift drückt, hat eine Länge von 11 Zollen. Vom 

 Unterstützungspunkte zum Angriirspunkte ist eine Länge von 1 Zoll. 

 Der längere Arm dieses Hebels geht in eine nach auswärts gebogene 

 stumpfe Spitze aus, welche in eine entsprechende kleine Vertiefung 

 des zweiten Hebels passt. Dieser zweite längere Hebel hat 16 Zoll 

 Länge; der Angriffs- .und ein Unterstützungspunkt sind ebenfalls 

 einen Zoll von einander entfernt. Am Ende dieses Hebelarmes ist 

 eine Wagschale aufgehängt zur Aufnahme der Gewichte. Beide 

 Hebel und der längere sammt der Wagschale sind durch angebrachte 

 Gegengewichte so belastet, dass der Schwerpunkt durch den Unter- 

 stützungspunkt geht und daher das Gewicht der Hebel ganz ausser 

 Acht gelassen werden kann. — Wird nmi im Recipienten ein Gas 

 verdichtet, so drückt der kleine Stahistift gegen den kürzeren 

 Hebel und dessen spitzes Ende auf den längeren Hebel, wodurch 

 die Wagschale gehoben wird. Da die Länge des kürzeren Hebels 



