JJ70 Böhm. Über Pendel mit Quecksilber-Compensation. 



kurze Zeit, in welcher man mit diesem Geschäfte fertig wird und die 

 Beruhigung die darin liegt, dass man sich jedes Schrittes, den man 

 thut, vollkommen bewusst ist, mehr als hinreichend entschädiget. In 

 der Praxis endlich wird man noch eine untrügliche Prüfung des Gan- 

 zen schnell dadurch erhalten, dass man den täglichen Gang der Uhr 

 nach vollbrachter Zugabe oder Wegnahme der berechneten Queck- 

 silber-Menge und nach vollzogener Verlängerung oder Verkürzung 

 der Pendelstange, mit dem ursprünglichen Gange der Uhr vergleicht. 

 Findet man in beiden Fällen, für diesen täglichen Gang der Uhr, die- 

 selben oder sehr nahe dieselben Werthe , so darf man mit allein 

 Rechte annehmen, dass alles in bester Ordnung sei. 



So unzweifelhaft die Sache auch an sich ist , so haben mich 

 doch die grossen Werthe der nöthigen Correcfionen überrascht, und 

 es war mir sehr daran gelegen mich , bei den Erfahungen anderer 

 Rathes zu erholen. Es war mir daher sehr erwünscht inßode's Jahr- 

 buch auf das Jahr 1810, die Beschreibung eines Mercurial -Pendels 

 von Thomas Blacker aus London zu linden. Die Dimensionen dieses 

 Pendels stimmen mit jenen des unseren so nahe überein, als dies bei 

 Copien die durch mehrere Hände gegangen sind, nur immer der Fall 

 ist. „Falls dieses Pendel", so heisst es dort pag. 223, „in 30 Grad 

 „Fahrenheit sehr richtig geht, aber in 90 Grad eine Secunde in 

 „24 Stunden verliert, so müssen 20 Loth Quecksilber mehr in das 

 „Glas gethan werden , und so umgekehrt. Es folgt also daraus, 

 „dass das Zuthun oder Wegnehmen von 2 Loth Quecksilber dieses 

 „Pendel auf Vio einer Secunde in 24 Stunden compensirt, wenn es 

 „entweder zu langsam oder zu geschwind in verschiedenen Tempera - 

 „turen vibrirt." 



Nun diese Folgerung (Bode's) ist nicht präcis, jene 20 Loth 

 beziehen sich auf die Temperatur-Differenz von 60 Grad Fahrenheit 

 oder 26*7 Beaumur. Wenn der Gang der Uhr bei einer Temperatur- 

 Änderung von einem Grad Reaumur um 1 Zoll variirt, so wird 

 26-7mal mehr Quecksilber zur Herstellung der Compensatio!! verwen- 

 det werden müssen, was für eine Variation des Ganges die Uhr von 



V 103 

 für 1 Grad R., wie dies hier der Fall ist, ein Quecksilber-Quantum von 



1-72 Pfund 

 ausmacht, was überaus gut mit dem Resultate näherer Rechnung (40) 

 übereinstimmt. 



