Bericht über dioptrische Untersuchungen. ß7 



zu lassen, insofern wenigstens, als sie das Objeetiv nicht berühren: 

 denn dieses lässt sieh gar nicht mehr verbessern, nicht einmal durch 

 dieTheorie,indem es das beste in seiner Art ist, was man mit diesem 

 Aufwände optischer Mittel zu erzielen vermag. 



Ein sehr fest gebautes, durch keine unnütze Gliederung 

 geschwächtes Stativ trägt oben ein dreieckiges hölzernes Prisma von 

 4 Zoll Seite, zusammengeleimt aus mehreren Stücken, um das Wer- 

 fen möglichst zu verhindern, und mit starken Fournieren überzogen. 

 Stativ und Prisma hängen zusammen durch eine Docke, in der sich 

 dieses Prisma hin und her schieben lässt und mittelst einer Schraube, 

 die von unten durch den Kopf des Statives durchgeht, mit einer 

 Klemmmutter versehen ist und fest angezogen werden kann. Diese 

 Schraube geht durch eine messingene Hülse, mittelst welcher Docke 

 sowohl, wie auch Prisma eine drehende Bewegung um eine verticale 

 Axe annehmen können; und damit diese drehende Bewegung eine 

 leichte und fleissige zugleich sei, findet die Bewegung nicht Statt 

 von Holz auf Holz, sondern es ist ein messingener Ring an die kreis- 

 förmige Grundfläche der Docke von einem Durchmesser von 10 Zoll 

 und von unten angeschraubt, der über drei am Kopfe des Statives 

 eingelegten Messingstücken liegt und sich auf ihnen leicht und genau 

 bewegen kann. Der Ring kann mit einer Eintheilung in Grade ver- 

 sehen sein, und die Messingstücke können Nonien tragen, so wie bei 

 gegenwärtigem Exemplare, wenn man den Apparat zu Messungen des 

 Gesichtsfeldes tauglich einrichten will. Wer dies nicht beabsichtigt, 

 braucht auch keine Eintheilung. Auf dieses Prisma wird von einem 

 Ende, etwa von vorne, eine zweite Docke aufgeschoben, die einen 

 Blasebalg trägt zwischen zwei Rahmen. Der vordere ist fest und 

 stark, um ein gewichtiges Objeetiv tragen zu können , der andere ist 

 leicht und schiebt sich in den ersten hinein. Ein zweiter Blasebalg 

 von grösseren Dimensionen wird von rückwärts mittels zweier Docken 

 auf das Prisma aufgeschoben und trägt der Rahmen drei: eine voran 

 und zwei andere rückwärts. Der vordere Rahmen wird mit dem ersten 

 hinteren des kleinen Blasebalges durch zwei Riegel, sogenannte Ver- 

 reiber, fest verbunden. Sie sind so gefalzt, dass an der Verbindungs- 

 stelle kein falsches Licht eingelassen wird. Keiner der erwähnten 

 vier Bestandtheile des Apparates, als da sind: Stativ, Prisma, erster 

 und zweiter Blasebalg, ist von einer solchen Masse, dass die Hand- 

 habung mit einer wesentlichen körperlichen Anstrengung verknüpft 



5* 



