Über den Gebrauch des Thermo-Hypsometers zu ehem. u. phys. Unters. 2^9 



Über den Gebrauch des Thermo-Hypsometers zu chemischen 

 und physicalischen Untersuchungen. 



Von Dr. J. J. Pohl. 



(Mit 1 Tafel.) 



Sowohl bei physicalischen als auch bei chemischen Unter- 

 suchungen tritt häufig der Fall ein, dass man den herrschenden Baro- 

 meterstand nicht nur mit grösster Genauigkeit kennen, sondern auch 

 über die Variationen desselben innerhalb einer bestimmten Zeit unter- 

 richtet sein muss. Es handelt sich im letzteren Falle um eigentliche 

 Differenz -Beobachtungen, bei denen also auch das Barometer strenge 

 genommen als Differential-Barometer dient. Derartige Untersuchungen 

 wären z. B. die Bestimmungen von Gas- und Dampfdichten, die 

 Ermittelung von Siedepunkten der Flüssigkeiten, gewisse optische 

 Arbeiten, bei denen man derKenntniss der Refraction bedarf; Wägun- 

 gen zur höchst genauen Dichten- und Gewichtsbestimmung der Körper, 

 bei welchen eine Reduction auf den leeren Raum nöthig, ebenso 

 Prüfung und Vergleichung, dann Construction von Normal-Maassen 

 und Gewichten etc. 



Steinheil 1 ) bat bereits gezeigt, dass gerade bei letztgenannten 

 Untersuchungen, also der Vergleichung von Gewichten und der da- 

 bei unumgänglich nöthigen Reduction der gemachten Wägungen auf 

 den leeren Raum, die höchst genaue Kenntniss des Barometerstandes 

 erforderlich sei. So kann unter gewissen Umständen bei Vergleichun- 

 gen von Kilogramm-Gewichten, eineÄnderung von blos 0-008 Millim. 

 im Barometerstande einen Fehler von + 0*01 Milligramm im Gewichte 

 herbeiführen. Wer sich aber je mit derartigen Arbeiten befasst 

 hat, weiss auch, welche Schwierigkeiten dabei der Gebrauch des 

 Barometers darbietet. Unberücksichtigt der Misslichkeit, ein Normal- 



l ) Abhandlungen der königl. bayrischen Akademie der Wissenschaften. Math. - phys. 

 Classe, 4. Bd., S. 163. 



