236 Pohl. Über den Gebrauch des 



Was die Einrichtung des Thermo - Hypsometers anbelangt, so 

 dürfte sich wenigstens für den vorliegenden Zweck, die von Wol- 

 laston, dann von Morstadt und Gintl gebrauchte Form 1 ) am 

 wenigsten empfehlen. Besonders unvortheilhaft stellt sich die gewählte 

 Anbringungsweise der Scala, sowie die birnförmige Form des Queck- 

 silbergefässes am Thermometer heraus. Die Erfahrung zeigt nämlich, 

 dass ein derartiges Thermo-Hypsometer in Folge von Volumsände- 

 rungen des Quecksilbergefässes selbst bei Beobachtungen im Zimmer, 

 beständigen Schwankungen unterworfen ist, welche unmöglich auf 

 Kosten der Änderungen im Luftdrucke geschrieben werden können. 

 Die grosse Masse Quecksilber, in einem dünn ausgeblasenen Glas- 

 gefässe befindlich, muss nothwendig zur Formänderung des letzteren 

 beitragen. 



Bereits vor mehreren Jahren Hess ich daher ein Thermometer mit 

 cylindrischem Gefässe von Kappeller in Wien anfertigen, welches 

 sich seit dieser Zeit bei vielfachem Gebrauche vollkommen bewährte. 

 Der Cylinder des Hypsometers hat ungefähr 11 Millim. Durchmesser 

 bei 60 Millim. Länge. Bekanntlich ändern Thermometer-Gefässe beim 

 längeren Liegen ihr Volum und liefern in Folge dessen unter sonst 

 gleichen Umständen geänderte Angaben. Dieser Übelstand trifft auch 

 das Thermo-Hypsometer, ich habe jedoch denselben auf eine sehr 

 einfache Weise eliminirt. Vor der Bestimmung des Werthes eines 

 Theilstriches der Therinometer-Scala, welche übrigens am besten 

 eine willkürliche, und bei meinem Instrumente eineMillimeter-Scala 

 ist, wird das Instrument mehrere Tage hindurch in den Dämpfen von 

 kochendem Wasser erhalten. Das Volum des Quecksilbergefässes 

 nimmt dabei für längere Zeit ein Volum an, das bei öfterem Gebrauche 

 des Instrumentes constant bleibt. Nur wenn das Thermometer zu 

 geraume Zeit, etwa ein halbes Jahr, nicht in Verwendung stand, ist 

 es sicherheitshalber gut, vor der weiteren Benützung dasselbe aber- 

 mals, wie angeführt, zu erhitzen, wornach es wieder die ursprüng- 

 lichen Angaben zeigt. 



Die Schärfe sowie Sicherheit der Ablesung und Angaben des 

 Instrumentes hängt aber auch von der Construction der Scala und 

 vom Baum-Verhältniss des Quecksilbergefässes zur Höhlung des 



1 ) Philosophical Transaetions, volume 107, pag\ 183. 



2 ) Gintl, Das Höhenmessen mit dem Thermometer, gr. 8°-, Wien 1835, S. 16. 



