Thermo-Ilypsonieters su chemischen und physicalisehen Untersuchungen. 1237 



Thermometer -Rohres ab. Cmfasst die Hypsometerscala das Intervall 

 von 93° bis 101° Celsius und jeden Grad ungefähr durch 20 Milli- 

 meter repräsentirt, so hat man, sonst leicht ablesbare Theilung 

 vorausgesetzt, ein Instrument, das sich bezüglich der Genauigkeit 

 der Angaben mit dem besten Normalbarometer messen kann. Denn 

 dann entspricht 1 Millimeter = 005 Graden und da zehntel Milli- 

 meter noch leicht und genau schätzbar sind, erscheint es leicht, noch 

 0005 Grade Celsius sicher abzuschätzen. 0*005 Grade entsprechen 

 aber in der Mitte der Scala ungefähr 0-0013 Millimeter Barometer- 

 stand. Zur leichteren Ablesbarkeit der Scala trägt deren Theilung 

 auf versilbertem Messing bei, sowie das Ausziehen der Theilstriche 

 unter dem Thermometerrohre und die bandförmige Gestalt der Queck- 

 silbersäule. 



Die Werthbestimmung der Scalatheile fand ich am zweck- 

 mässigsten direct nach Barometerständen vorzunehmen, die an Tagen 

 mit möglichst constantem Luftdrucke von einem Normalbarometer 

 abgelesen , und wovon je vier Ablesungen zu Einer Beobachtung 

 combinirt werden •). Man erhält so weit sicherere Resultate als bei 

 Werthbestimmung der Scalatheile nach einem Thermometer. 



Steht das Thermometer des Hypsometers frei aus dem Koch- 

 gefässe heraus, so reicht die geringste Bewegung und die dadurch 

 bedingte Abkühlung des Scalarohres hin, eine Änderung in den An- 

 gaben des Instrumentes herbeizuführen. Schon Begnault hat, um 

 diesen Obelstand zu vermeiden 2 ), das Thermometer mit Messing- 

 röhren umgeben, welche mit dem Kochgefässe in Verbindung stehen 

 und bei etwaigem Transporte sich wie bei einem Auszugfernrohre in 

 einander schieben lassen. 



Ich habe bei meinem Instrumente diese Röhren durch ein 15 Mil- 

 limeter weites Glasrohr ersetzt, welches centrisch das Thermometer- 

 rohr umgibt und am oberen und unteren Ende luft- und wasserdicht 

 durch eine Metallfassung geschlossen ist. Der untere Theil der Fas- 

 sung bildet zugleich den Stöpsel womit man das Thermometer in das 

 Kochgefäss einsetzt. Um beim Gebrauch im Freien das Thermometer 



*) Diese Bestimmung- geschah bei meinem Hypsometer mittelst eines nach Professor 

 Schrotte r's Angaben construirten Normalbarometers, bei welchem direct 0-02 

 Millim. ablesbar sind. 



2 ) Annales de Chimie et de Physique ; serie III, tome XIV, pag. 196. 



