238 Pohl. Über den Gebrauch des 



noch besser vor Luftzug zu schützen, ist die Scala desselben bis auf 

 die Vorderseite mit einer Holzrinne als schlechtem Wärmeleiter 

 umgeben. Es wird dann das Thermometerrohr bei der Ablesung so 

 gedreht, dass die Holzhülse gegen den Wind zu stehen kommt. 



Die Art des Kochgefässes bleibt gleichfalls bei thermo-hypso- 

 metrischen Bestimmungen von grossem Belang. Das Kochgefäss des 

 von mir benutzten Instrumentes ist meines Wissens vom Herrn 

 L. Kapp eller in Wien mit Benutzung der von Morstadt, Baum- 

 gartner, Gintletc. gemachten Angaben und Erfahrungen con- 

 struirt. Bei einer Höhe von 160 Millimeter und cylindrischer Form 

 hat es 55 Millimeter Durchmesser. Es besteht aus starkem innen ver- 

 zinntem Messingblech. Der aufzusteckende Deckel des Gefässes 

 trägt in der Mitte eine Hülse zur Aufnahme des eingeschliflfenen 

 Thermometers, und das Quecksilbergefass desselben ragt nicht frei 

 in das Kochgefäss, sondern ist mit einer am Deckel befestigten 105 

 Millimeter langen und 34 Millimeter im Durchmesser haltenden unten 

 offenen Messinghülse umgeben. Diese Hülse soll das Quecksilber- 

 gefass und die dasselbe zunächst umgebenden Dämpfe vor plötzlicher 

 Abkühlung von aussen schützen. Bei geschlossenem Gefässe können 

 die Wasserdämpfe ungehindert sowohl durch ein am Deckel ange- 

 brachtes Hahnventil entweichen, das nach Belieben verschliessbar, 

 als auch besonders bei der Beobachtung selbst, durch eine Öffnung 

 am Boden des Kochgefässes, indem die Dämpfe in ein fast bis an den 

 Deckel reichendes Abzugsrohr eintreten, das allein mit erwähnter 

 Öffnung communicirt. 



Die beigegebene Figuren - Tafel zeigt das zum Theil schon 

 beschriebene Instrument, sowohl vollkommen für den Gebrauch 

 zusammengestellt in J / 3 natürlicher Grösse, als auch das eigentliche 

 Thermo-Hypsometer blos zur Hälfte verkleinert. 

 Fig. 1 a ist das Kochgefäss von Messing, 

 „ b das Thermo-Hypsometer im engeren Sinne des Wortes, 



„ c die am Deckel befestigte Hülse von Metall für das Queck- 



silbergefass des Thermometers, 

 „ d das Hahnventil zur Dampfausströmung am Deckel, 



„ e die Mündung des punktirt angezeigten Dampf-Ausströmungs- 



rohres im Innern des Kochgefässes, 

 „ f der Mantel für die Spirituslampe und zugleich das Stativ 



des Apparates, ebenfalls von Messing, 



