Thermo-Hypsoiuetcrs zu chemischen und physiealischen Untersuchungen. i^39 



Fig. 1 g ein HolzgrifT zum bequemen Abheben des Hypsometers von 

 der Lampe. Dieser Griff ist nur angesteckt, kann also durch 

 einen Zug vom Instrumente entfernt werden, 



„ 2i ist eine kleine Ausbauchung im Thermometerrohr , über 

 welcher sich noch eine zweite ähnliche befindet, damit die 

 beim Umkehren, Transportiren des Instrumentes etc. etwa 

 getrennte Quecksilbersäule dort Gelegenheit findet, sich 

 wieder zu vereinen. 



„ k endlich sind die von vorne sichtbaren Ränder der Hulzrinne, 



welche die Thermometerscala zum Theil vor Luftzug 

 schützen soll. 



Alle übrigen Bestandtheile des Instrumentes sind wohl aus der 

 Zeichnung selbst verständlich. 



Das eben beschriebene Instrument wurde übrigens nicht speciell 

 als Ersatzmittel des Barometers bei physicalischen und chemischen 

 Untersuchungen construirt, sondern sollte zu Höhemessungen dienen. 

 Seit mehreren Jahren damit vorgenommene Messungen zeigten , dass 

 das Instrument sonst zweckmässig aufgestellt, selbst im Winde auf 

 Bergen, noch immer sehr brauchbare Resultate liefere. 



Bei dieser Verwendung wird das Thermo-Hypsometer mit seinen 

 drei vorstehenden Füssen in die Vertiefungen eines Holzbrettchens 

 eingesetzt und durch eine Art Bajonet-Verschraubung daran festge- 

 halten. Die beistehende Figur 

 versinnlicht diese Befestigungs- 

 Vorrichtung in */ 6 natür- 



licher Grösse ; a a a sind 

 die Halter für die Instruments- 

 füsse; b zeigt eine Vertiefung, 

 in welche eine grosse Schraube 

 passt , durch deren Kopf das 

 Bretfchen mit dem Instrumente fest an ein zusammenlegbares 

 Stativ befestiget werden kann, c, c, c, c sind kleine IMetallspangen 

 mit Ösen. In letztere können Drathstifte gesteckt werden um 

 welche, von drei Seiten das Instrument umgebend, ein Schirm von 

 Leinwand gespannt, um so den Luftzug abzuhalten, weicher das 

 Brennen der Lampe stören würde. Den von H u g i zu glei- 

 chem Zwecke angegebenen Leinwandsack über das Hypsometer 



