240 Pohl. Über den Gebrauch des Thermo-Hypsometers etc. 



selbst i) fand ich ziemlich unpraktisch, obschon mir auch der Lein- 

 wandschirm oft ungenügende Dienste leistete. In neuerer Zeit um- 

 gebe ich jedoch das Instrument blos mit einem Mantel von Metallblech 

 der 190 Millimeter hoch, 105 Millimeter Durchmesser hat, vomHypso- 

 meter, überall 25 Millimeter absteht, und welcher, da er oben offen 

 ist, der Luft genügenden Zutritt zur Lampe gestattet um das Ver- 

 brennen derselben zu unterhalten. Die Befestigung des Mantels am 

 Instrumentbrettchen geschieht gerade so wie jene des Hypsometers. 

 Die Erfahrung zeigt, dass nach Anbringung dieser einfachen Vorrich- 

 tung, welche übrigens beim Transporte über das Futteral des 

 Hypsometers geschoben wird, die Spirituslampe selbst bei Sturm ruhig 

 fortbrennt und das Wasser im Hypsometer rasch zum Sieden bringt. 



l ) Hugi, Naturhistorische Alpenreisen. Solothurn 1830, Seite 9. 



