174 Zaiitedeschi. 



A qual fenomeno costante impertanto potra la tonalitä riferirsi, 

 per avere Tunitä inalterata, che si cerca da tutti ? Gli apparati della 

 Sirena acustica di Cagniard -Latour e le ruote dentate di Savart 

 sono ora gli apparati misuratori ai quali in ogni circostaiiza 

 dovranno riportarsi i diapason per rieonoseere la loro stabilitä. Ma 

 questi apparati ndsuratori äiino tutta la perfezione, ehe riehiedo 

 un'esatta e precisa misiira,come sarebbe quella di un pendolo, acoin- 

 pensazione perfelta? No certamente. I mantici, quali sono quelli, che 

 generalinente si usano, nou sono bastanternente regolati da dare per 

 un tempo finito una quanlitä d'aria,che si possa dire al tutto custante 

 da mantenere sostenutü un tono per un tempo qualunqe. Mancanou 

 essi di un regolatore, che compensi le due quantita de' volumi d'aria, 

 che si introducono e che siemmettonoin tempiuguali. II contatore della 

 Sirena uon porla un cronometro a secondi da mettersi in movimento 

 nello stesso ideutico tempo in cui inconiincia a muoversi il contatore. 

 Abbisogna che lo sperimentatore teuga in mano Torologio a minuti 

 secondi, e che appuuti il niovimento delf indice al principio e alla 

 fine deir esperienza. E indubitato che una frazione di niinuto secondo 

 puo perdarsi in tale computo. E da cio si deve ripetere la discordanza 

 dei risultamenti otteiiuti dai varii fisici nelladeterminazione del uuinero 

 delle vibrazioni nei varii esperimenti. II difetto riscontrato nella Sirena 

 acustica trovasi ancora nelle ruote dentate di Savart. L'apparato mo- 

 tore manca di regolarita, inanca ancor ia perfetta determinazione del 

 tempo della durata di un esperirnento. Da cio la necessita di dover 

 prendere la media di molte osservazioni. Nei molteplici saggi, che io 

 pure feci coi due anzidetti apparati (Vedi tav. I e II, annesse a questo 

 scritto) costrutti in Parigi dai Sigr. F a b r e e K u n e m a n n sui modelli 

 di quelli di Marloye e di Savart, che trovansi nelGabinetto diFisica 

 delCollegiodiFrancia, öriscontrata la necessita di dover prendere delle 

 medie per fissare il numero delle vibrazioni di due diapason costrutti 

 nella stessa officinadi Parigi, che erano stati riconosciuti, l'uno di 128 

 vibrazioni e l'altro di 256 per minuto secondo (Vedi la tavola II). Tali 

 numeri io non li ebbi che o per azzardo o molto prossiniamente con 

 varii esperimenti. Pensai perciö di perfezionare l'apparato misuratore 

 introducendo le due anzidette modificazioni per aver una misura pre- 

 cisa edassoluta di una data tonalitä di un suono. L'acustica con tali appa- 

 rati perfezionati. che qui in Padova possono esser costrutti dalf in- 

 gegnoso maestro di organi, Sigr. Marzolo, a il fondamento o l'instru- 



