304 Setschenuw. 



2. In einem stark mit Wasser verdünnten Blute hat man gar 

 kein Kriterium zur Beurtheilung, ob es gasfrei geworden ist; somit 

 ist die Zeit der Unterbrechung des Auskochens mehr oder weniger 

 der Willkür überlassen. 



Diese Hauptübelstände bestimmten mich nach einigen mit dieser 

 Methode angestellten Versuchen dieselbe zu verlassen. Ich schlug 

 Herrn Professor Ludwig das Toriceirsche Vacuum als Princip des 

 Apparates vor, da dieses sehr leicht zum Verschwinden gebracht 

 und erneuert werden kann. Der folgende nach diesem Principe 

 construirte Apparat ist in allen seinen Details nach der Angabe von 

 Professor Ludwig verfertigt. 



Es ist Fig. 1 ein U - förmiges Kohr, A Ai E B ßi B^ dessen 

 Krümmung EE aus Gusseisen, dessen verticale Schenkel aus einzelnen 

 mit Kautschuk unter einander verbundenen Glasröhren bestehen. 

 Die unteren Glasstücke der beiden Schenkel sind in die eisernen 

 Fassungen M und Mi luftdicht eingekittet; diese sind vermittelst 

 der in ihnen befindlichen Mutterschrauben an das krumme Rohr EE 

 angeschraubt. Der Schenkel AAt besteht aus zwei Glasstücken, das 

 freie Ende A des oberen ist mit einem Kautschukrohr versehen, wel- 

 ches mit einer Meyer'schen Klemme *) geschlossen werden kann. 

 Dieser Schenkel dient theilweise zum Füllen des Apparates mit 

 Quecksilber, hauptsächlich aber zum Comprimiren der aus dem 

 Blute gewonnenen Gase vor ihrer Einführung in den Gasrecipienten. 

 Der letzte ist durch das Glasrohr B^ repräsentirt; es ist nichts 

 weiter als ein in Millimeter getheiltes und kalibrirtes Absorptionsrohr, 

 wie es bei der Gasanalyse gebraucht wird. Das mittlere (5i) und untere 

 (j?) Glasstück des Schenkels BBz umgrenzen das Vacuum des Appara- 

 tes ; beide sind mit offenen Querröhren C und D versehen. D ist bei- 

 nahe in der Mitte der Längsdimension des Rohres Bi angebracht, 

 trägt an seinem freien Ende ein Kautschukrohr , welches durch die 

 Klemme e geschlossen werden kann , und dient unter gewissen 

 Umständen zum Füllen des Apparates mit Quecksilber. Der Querfort- 

 satz C nimmt das Kautschukrohr auf; welches den Blufrecipienten F 

 mit dem Apparate in Verbindung bringt. — Das krumme eiserne Rohr 

 EE hat in der Mitte des Bogens ein Abzugsrohr G aus demselben 



1) Alle Klemmen, von denen bei der Beschreibung dieses Apparates die Kede sein wird, 

 sind ohne Ausnahme die Meyer 'sehen. 



