Beiträge ^ui' FiiLMiiiiiitulügie des Blutes. oOo 



Metall ; seine unmittelbare Fortsetzung (Fig. 2) stellt ilas Glas röhr 

 K dai'. Das letzte hat au seinen» unteren Kande ein Kautschukrohr 

 mit der Kleuiine c. Die Länge des Abzugsrohres ist so gross ge- 

 nommen, dass ihre verticale Projection ungefähr der Höhe des mitt- 

 leren Barometerstandes gleich ist. 



Wenn man sich nun die beiden ()ll'nimgen des Schenkels BBi 

 so wie die kh inmen b und c geschlossen und den Apparat von der 

 Klemme b bis zum Gipfel des Gasrecipienton , so wie das ganze 

 Abzugsrohr mit l^)uecksilber gefüllt denkt, so bildet das Röhren- 

 systeni von B., bis c eine iniunterbrochene Quecksilbersäule , deren 

 Höhe die dem mittleren Barometerstande entsprechende weit über- 

 trifft. Man braucht also nur das untere Ende des Abzugsrohres K in 

 Quecksilber einzutauchen und die Klemme c zu öffnen, so entsteht 

 sogleich in dem Schenkel B B^ ein Vacuum , dessen untere Grenze 

 bis unterhalb des Querrohrs C gelegt werden kann. 



Die bis dahin geschilderten Bohren werden von einem starken 

 Gestell aus Eisen getragen; dieses letztere ruht in einem eisernen 

 Lager, das ntit einem starken Tisch unverrücklich verschraubt ist. 

 Das Gestell mit den Röhren kann in dem Lager um mehr als 

 250 Grad gedreht und in jeder beliebigen Stellung, gehörige Unter- 

 stützung vorausgesetzt, niedergelegt werden. In der senkrechten 

 Lage kann es durch eine eigene Vorrichtung festgehalten werden. 

 Die einzelnen Stücke dieser letzteren sind im Folgenden beschrieben. 



Das Gestell besteht aus einer viereckigen Platte P von starkem 

 Eisen ; sie ist zweimal durchbohrt, für die Enden des gebogenen 

 Eisenstückes EE ditr U-förmigen Röhre. Sind die Muttern TÜ/iW,, die 

 am Ende der senkrechten Schenkel der letzten Röhre angebracht 

 sind, fest angezogen gegen die Schraubenspindeln an den Enden des 

 gebogenen Rohres EE, so ist der eiserne Theil des U-förmigen Rohres 

 in der Platte festgestellt. Von den vier Ecken der oberen Platten- 

 fläche gehen vier starke Stangen von Schmiedeisen aus, je zwei je 

 einem senkrechten Schenkel des U-förmigen Rohres gegenüber. Die 

 zwei derselben , welche an der Seite des Blutgefässes aufsteigen, 

 sind bei SS ausgebogen, entsprechend der Länge des Querrohres C; 

 ohne dies würde das Rohrstiick B nicht angeschraubt werden können, 

 weil das Querrohr C an die Eisenstangen anstiesse. Eine der eisernen 

 Stangen, auf derselben Seite, ist länger als die übrigen, entspre- 

 chend dem Maassrohr Bz- Die Stangen sind da, wo die drei kürzere» 



