Beitiiig:e zur Piioumatologrie des Blutes. 307 



diiss die Querröhren C und 1) senkrecht üiegen die Drehungsaxe 

 gerichtet sind; hiedurch wird es möglich, sie zu den am tiefsten und 

 am höchsten stehenden Stücken des Apparates zu machen. 



Der Blutrecipient F, Fig. 1, hat dieselbe Form wie das Blut- 

 gefäss von L. Meyer in seinen Absorptionsversuchen, nur ist hier 

 der Mals reclitwinkelig gebogen. Der Hals ist in Millimeter getheilt 

 und der Rauminhalt des Gefiisses bis zu jedem Theilslriche bekannt. 



Die absoluten und relativen Dimensionen des Apparates sind 

 durch folgende Momente bestimmt. Der Rauminhalt des Blutreei- 

 pienten ist etwas über 100 K. Centim. genommen, der Rauminhalt 

 der Röhren B und Bi ist 4 — 5 Mal so gross. Der Gasrecipient, ohne 

 die für die Absorptionsröhre gewöhnliehe Weite zu überschreiten, 

 umfasst circa 55 K. Centim. Das Rohrstück Ai ist kürzer als B, 

 sein ausgezogener Theil liegt um ein paar Centimeter höher als der 

 Querfortsatz C über der Platte P; der Grund hiervon wird später 

 klar. Die Länge des Rohres A ist durch die Bedingung gegeben, 

 dass die Höhe des Schenkels AAi wenigstens der gesammten Höhe 

 der Röhren BBi gleich sein soll, denn nur unter dieser Bedingung 

 können die aus dem Blute gewonnenen Gase vor ihrer Einführung 

 in den Gasrecipienten bis zu der dem vorhandenen Barometerstande 

 gleichen Spannung zusammengepresst werden. Was nun die Weite 

 der Glasröhren betrifft, so ist es vortheilhaft dieselbe für die Stücke 

 B und Bi möglichst gross zu nehmen, damit die Quecksilbersäule 

 Bi C nicht allzu hoch wird. Die Röhren AAt sollen eben so weit 

 oder nur wenig enger als die Stücke BBi sein, um die Compression 

 des Gases möglichst schnell zu bewerkstelligen. Die ausgezogenen 

 Enden der Glasstücke, worauf die verbindenden Kautschukröhren 

 angebunden werden, sind 4 — 5 Centim. lang. Alle Glasröhren haben 

 eine Wandstärke von mindestens zwei Millimeter und die weiteren 

 Kautschukröhren von mindestens 5 Millimeter. Die letzteren müssen 

 wenigstens sieben Stunden in geschmolzenem Talge bei der Tempe- 

 ratur von 100 Grad C. gehalten werden. Dadurch verlieren sie etwas 

 an Elasticität, schliessen aber dafür vollkommen luftdicht. Zur Errei- 

 chung desselben Zweckes in dem zusammengestellten Apparate müssen 

 die todten Schraubengänge der Fassungen MMt von aussen zu- 

 gekittet werden. Ich habe dazu eine geschmolzene Mischung aus 

 gleichen Gewichtstheilen von Wachs und Kolophonium gebraucht; 

 die Masse eignet sich für solche Zwecke sehr gut. Alle Kautschuk- 



