Beitr8g;e zur Piieiiiiiiil>)lof;io fli's Bliile« 300 



dringen, auch kein Qiiecksilher aus dem Huhre A herausfliessen. 

 Durch den olTenen Querfortsatz I) wird der (ihrige Theil des Schen- 

 kels BBi mit Quecksilher gefüllt, darauf die Klemme e zugemacht 

 und der Apparat wieder vertical gestellt. Jetzt beginnt die Prüfung 

 auf das luftdichte Schliessen jedes einzelnen Kautschukgelenkes 

 des Schenkels BB,. Zu diesem Zwecke öffnet man die Klemme c 

 unter dem Quecksilber und schliesst sie wieder, wenn das Niveau 

 der herabsteigenden Flüssigkeit die Höhe des zu prüfenden Gelen- 

 kes erreicht hat. Man beobachtet jedesmal einige Minuten, ob keine 

 Luftblasen in dem Quecksilber aus der Umgegend des Gelenkes 

 hinaufsteigen. Wenn auf diese Weise das Quecksilberniveau bis 

 imterhalb des Querfortsatzes C herabgestiegen ist, so hat sich zu- 

 gleich das Vacuum in dem Rohre gebildet. Hier hat man folglich 

 ausser den aufsteigenden Blasen noch in dem Verhalten der Queck- 

 silberniveaux ein Merkmal für das Schliessen oder Nichtschliessen 

 des Apparates. Das ist der Grund , warum das Rohr A länger als 

 der Abstand des Querfortsatzes C von der Platte P sein soll. Wenn 

 der Apparat die Probe überstanden hat, wird er wieder mit Queck- 

 silber gefüllt, was durch das geöffnete obere Ende des Schenkels 

 AAi geschieht. Zugleich mit dem Eingiessen der Flüssigkeit in das 

 Rohr A wird die Klemme h nur so weit geöfftiet, dass das Queck- 

 silber in Form eines dünnen Strahles in Ai einfliesst. Die Klemme h 

 regulirt die Stärke dieses Strahles und somit das Aufsteigen des 

 Quecksilbers in dem Schenkel B B2 auf das Vollständigste. Hat dieses 

 Aufsteigen aufgehört, so wird der Apparat mit der früher erwähn- 

 ten Vorsicht umgelegt, um die Luftblasen aus dem Gasrecipienten 

 durch den Querfortsatz D zu entfernen. Darauf schliesst man die 

 Klemme /"und ^'zu, öffnet dagegen ff. bringt den Apparat in die 

 verticale Lage, bildet das Vacuum bis unterhalb des Querfortsatzes C, 

 erwärmt nach Angabe von Fig. 1 den Bliitrecipienten und macht die 

 Klemme d auf; das Blut fängt gewaltig an zu kochen — der Schaum 

 füllt anfangs den ganzen Raum tl^^fi Vacu\uTis. Bei so einem starken 

 Kochen tritt natürlich der grösste Theil des Blutes aus seinem Reci- 

 pienten in das Rohr B über, ausserdem wird durch die sich ent- 

 wickelnden Gase das Quecksilberniveau in diesem Rohre nieder- 

 gedrückt, so dass das Blut in dem unteren Glasstücke des Schenkels 

 B B2 bleibt und nicht mehr erwärmt werden kann. Hier leistet die 

 Klemme b sehr wesentliche Dienste, insofern man durch Offnen und 



