310 Setsclienow. 



Schliessen derselben das Aufsteigen des Quecksilbers im Rohre B 

 vollkommen in seiner Gewalt hat. Man braucht bios das Niveau der 

 Flüssigkeit bis zum unteren Rande des Querrohres C aufsteigen zu 

 lassen und den Rlutrecipienten aus dem warmen Wasser herauszu- 

 nehmen , so kehrt das Rlut in sein Gefäss zurück. Man lernt bald 

 diese Manipulationen so zu machen , dass der mittlere Theil der 

 Quecksilherkuppe im Rohre B immer frei vom Rlute dasteht. Diese 

 Operation muss nothwendig jedesmal vor dem Sammeln der ge- 

 wonnenen Gase vorgenommen werden, damit kein Blut in den Gas- 

 recipienten mit eindringt. Diesem ersten Acte des Sammeins folgt 

 das Zuschliessen des Rlutrecipienten, darauf das Comprimiren der 

 gewonnenen Gase. Das letzte geschieht ganz ebenso wie das Füllen 

 des Apparates mit Quecksilber, nachdem er die Probe auf das luft- 

 dichte Schliessen überstanden hat, mit dem einzigen Unterschiede 

 dass hier der Apparat so lange mit Quecksilber gefüllt wird, bis die 

 Spiegel dieser Flüssigkeit in beiden Schenkeln (bei offener 

 Klemme />) fast auf derselben Höhe stehen. Dann löst nian die 

 Klemme /'auf und führt vorsichtig den grössten Theil der Gase in 

 die Messröhre über. Die Klemme /' wird nun wieder zugemacht, 

 man bildet wieder das Vacuum und lässt das Blut wieder kochen. 

 Die aufgezählten Operationen wiederholen sich in derselben Reihen- 

 folge so lange, bis man keine Gase mehr aus dem Blute bekommt. 

 Dieser Zustand charakterisirt sich im Blute dadurch, dass es eine 

 vollkommen schwarze Farbe annimmt*). Hierin sehe ich den besten 

 Beweis für das in dieser Beziehung bei der Besprechung der Ab- 

 sorptionsmethode Gesagte. Im Falle , dass beim letzten Sammeln 

 der Gase nicht die ganze Masse derselben in den Gasrecipienten 

 überführt worden ist, verrathen sich die in dem Rohre Bi zurück- 

 gebliebenen Luftbläschen dadurch, dass sie in dem umgelegten Appa- 

 rate aus dem oberen Ende des Rohres zum Querfortsatze D hinauf- 

 steigen. Man fängt sie dann in ein Glasrohr, welches mit einem 

 seiner Enden in das Kautschukrohr des Querfortsatzes 2) eingebunden 

 wird , an dem anderen aber selbst ein Kautschukrohr mit einer 



1) Hier kann sogleich bemerkt werden, dass zum Auskochen des normalen arteriellen 

 Blutes das Vacuum 5 — 6 Mal erneuert werden musste; dagegen bei den Erstickungs- 

 versuchen, wo das Blut nur Spuren von enthält, brauchte diese Operation nur 

 3 — 4 Mal wiederholt zu werden. 



