Schnid Rritsch. 



zieht sich auf weissem Papier in zwei um die Länge des getrennten 

 Fadens entfernten Punkten mehrere schwache parallele Linien, legt 

 nun das Thermometer auf das Papier, so dass die beiden Enden des 

 Fadens auf die parallelen Linien zu liegen kommen und liest ab, von 

 welchem bis zu welchem Theilstrich der Scala der Faden reicht. 

 Diese Grenzpunkte notirt man sich. Alsdann verschiebt man den 

 Faden durch Neigen des Thermometers und verfahrt beim Ablesen 

 wie das erste Mal. Auf diese Art verfahrt man mit dem Faden durch 

 die ganze Röhre hindurch. Ist nun der Abstand der Endpunkte stets 

 derselbe, so kann man auf die Gleichheit des Kalibers schliessen. 



Beim Ablesen muss man stets das Auge so stellen, dass die 

 gezogenen parallelen Linien unter der Thermometerröhre gerade 

 erscheinen , was nur dann der Fall sein wird , wenn sich das Auge 

 des Beobachters gerade vertical ober dem Endpunkte des Fadens 

 befindet. Auf diese Weise wird die Parallaxe beim Ablesen auf 

 das Beste vermieden. Zur grösseren Deutlichkeit und Sicherheit 

 bedient man sich auch mit Vortheil einer Loupe oder eines kleinen 

 von Prof. Brücke herrührenden galiläischen Fernröhrchens. Die 

 Thermometer haben sich nun als vollkommen gut kalibrirt erwiesen, 

 was aus nachfolgenden angeführten Beobachtungen erhellen wird. 

 Es wurden nur Thermometer Nr. 1 , Nr. 3 und Nr. 8 auf diese Art 

 kalibrirt, da Nr. 2 bei den Untersuchungen nur den Zweck hatte, die 

 Temperatur höchstens auf halbe Grade genau anzugeben. 



