44 Schnidaritsc h. 



das Mittel daraus genommen und auf den Normal - Barometerstand 



reducirt nach folgender Formel: Sei m die abgelesene Zahl, % der 



Unterschied vom wahren Werthe, b der auf O ü reducirte Barometer- 



. 760— b a . mx . _ r 



stand, so sei = + x, so ist z — ± — und wenn 31 der 



27 100 



richtige Siedepunkt, M = m ± z. 



Auf diese Art nun habe ich, indem ich alle früheren Bestim- 

 mungen die wohl auch stimmten, übersehe« am 14. März gefunden für 

 Thermometer Nr. 1 den Siedpunkt bei 32-98, und der Nullpunkt 

 war 9-40, also ein Abstand von 23U8 Theilstrichen. 



Am 10. Mai Siedepunkt 33-00, Eispunkt 9*42; also derselbe 

 Abstand von 23 -öS Theilstrichen. 



Wenn man nun den Abstand des Nullpunktes vom Siedepunkte 

 genau kennt, so kann man daraus den Werth von 1° leicht bestimmen, 

 wie auch umgekehrt den Werth eines Theilstriches. 



Es folgt also für 10 Theilstriche = 1 , welches ich mit a be- 

 zeichne, a = 4-2408°, also für einen Theilstrich 0-42408. Auf diese 

 Art kann man, da sich die Zehntel von den Theilstrichen abschätzen 

 lassen, bis auf beiläufig vier Hundertel Grade mit Genauigkeit ablesen. 



Aus diesen Resultaten habe ich mir nun eine Tabelle gerechnet, 

 wornach ich später gleich jede Beobachtung in Grade umsetzen 

 konnte. Auf ganz gleiche Weise wurde auch ein zweites Thermo- 

 meter berechnet , welches ich aber nur zur Ausmittlung von a für 

 Thermometer Nr. 8 benützte. 



Es handelt sich nun den Werth von a für Nr. 3 und Nr. 8 zu 

 finden. Zu diesem Zwecke wurde Thermometer Nr. 3 mit Thermo- 

 meter Nr. 1 in einen grossen doppelten parallelepipedischen Blech- 

 kasten, der mit Öl gefüllt war, in gleicher Höhe aufgehängt und so 

 glcichmässig als nur immer möglich erwärmt. Ein Vorversuch zeigte, 

 dass ein horizontales Hin- und Herrücken der Thermometer keinen 

 Einfluss hatte. Somit war die Temperatur in jedem horizontalen 

 Querschnitte constant. Hie Wärme theilt sich den einzelnen Schich- 

 ten nur langsam mit, und so tritt, wenn die Lampen weggezogen 

 sind, erst nach einer etwas längeren Zeit eine fast constante Tem- 

 peratur ein , die sich ziemlich lange erhielt. In dieser Zeit wurden 

 nach einander mehrere Beobachtungen gemacht, wenn die Temperatur 

 noch nicht ganz constant war, sonst nur eine Ablesung. Ein zweites 

 Mal wurde Thermometer Nr; 8 mit dem früher erwähnten ebenfalls 



