Ein optisch-mineralogischer Aufschrnube-Gonioineter. 



111 



Der neue Apparat, neu in Bezug auf die Gesammtheit der 

 Zusammenstellung, denn das Einzelne ist mannigfaltig bereits ange- 

 wendet worden, soll die wichtigsten Fragen in Bezug auf Winkel- 

 messungen an Krystallen mit hinlänglicher Schärfe beantworten, dabei 

 bequem und leicht zu handhaben sein und endlich weniger kostspielig 

 als so manche andere, die zum Theile in Besitz von physicalischen 

 Museen keine hinlänglich verbreitete Anwendung finden. Die folgen- 

 den sind die wichtigsten Aufgaben, die dem praktischen Mineralogen 

 vorkommen : 



1. Messung der Winkel, welche zwei Krystall- oder Theilungs- 

 flächen einschliessen, an Krystallen oder Theilen derselben. 



2. Messung der Strahlenbrechung. Brechungsindex für den ordi- 

 nären und extraordinären Strahl, überhaupt der Grenzwerthe. 



3. Messung des VVinkels, welchen die optischen Axen innerhalb 

 des Krystalles einschliessen. 



4. Messung des Winkels, welchen bei den augitischen und anor- 

 thischen Krystallen die Elasticitätsaxen mit den festen krystallo- 

 graphischen Linien, Kanten oder Axen einschliessen. 



Für jede dieser vier Richtungen der Untersuchung wird der 

 Apparat besonders modificirt und zusammengestellt. 



1. Krystallwin kel. Zur Messung der Winkel ist der Apparat, 

 abgesehen von dem Arme XY, in Fig. 1 zusammengestellt. Die Säule 



AB wird bei A fest an einen Tisch 

 angeschraubt. Zwischen B und C ist 

 ein gleichfalls angeschraubter Cylin- 

 derstift, auf den sowohl der eigent- 

 liche Messapparat ED, als auch das 

 Fernrohr mit Fadenkreuz C aufge- 

 schoben wird und welche dann mit 

 den Schrauben F für das Fernrohr 

 C, und B für den eingetheilten Kreis 

 festgestellt werden. Das Aufschrauben 

 bei A halte ich für sehr wichtig, und 

 eigentlich bildet es den Charakter des 

 Apparates , von dem ich auch die 

 Benennung entlehnte. Ich glaube aus 

 dem Herzen mancher Fachgenossen 

 zu sprechen, wenn ich den vielfältig 



