112 



H a i d i n g e r. 



belegten Raum alles dessen bezeichne, was man Tisch nennen kann, 

 aber eine Ecke, eine die paar Quadratzoll leere Fläche um den Apparat 

 aufzunehmen hat doch Jedermann , und dieser ist dann noch dazu 

 unbeweglich und so fest gestellt wie der Tisch selbst, der ihn trägt. 

 Der Tisch hat eine leicht zu erreichende horizontale Oberfläche; es 

 ist Sache des Mechanikers, Alles so zu arbeiten, dass die Säule CBA 

 vollkommen vertical und die Kreisscheibe E mit der Gradeintheilung 

 vollkommen horizontal ist. Ist auch keine Wasserwage zur Controle 

 angebracht, so ist ein Fehler wegen Abweichung von der Senkrechten 

 doch gewiss sehr gering, denn für einen zu messenden Winkel von 90" 

 beträgt der Fehler erst 0-1', wenn die Abweichung von der Senk- 

 rechten lo 24' erreicht. Der Krystallträger G Fig. 1 ist in Fig. 2 in 

 natürlicher Grösse gezeichnet. Bei L wird er in die bewegliche Alhi- 

 dade der Fig. 1, welche einen Nonius trägt, eingeschraubt, so dass 

 der Theil IKL fest mit derselben verbunden ist. In der kugelförmig 

 ausgedrehten Schüssel IK passt der Kugelabschnitt GH vollkommen 



durch Reibung ein, ein Minimum von 

 Öl gibt ihm den gewünschten Grad 

 von Adhäsion. Die Spitze M, wo der 

 Krystall mit Wachs angeklebt wird, ist 

 H etwas unter dem Mittelpunkte der Ku- 

 K gß''"^on welcher GH einen Oberflächen- 

 Abschnitt darstellt. Der aufgeklebte 

 Krystall ist also bereits vollkommen 

 centrirt und kann leicht, ohne dass er 

 aus dem Mittelpunkte der Drehung 

 herauskommt, in die erforderliche spie- 

 gelnde Lage gebracht werden. Wir ver- 

 danken diese höchst einfache und sinn- 

 reiche Vorrichtung unserm hochverehrten CoUegen und Freunde Herrn 

 Professor und Ritter Petzval. Sie wurde schon vor zehn Jahren an 

 dem Goniometer des damaligen k. k. montanistischen Museums nach 

 seiner Angabe ausgeführt. Sie ist uns ein wehmüthiges Andenken 

 zugleich an einen hoffnungsvollen jungen Naturforscher, der uns leider 

 so bald darauf durch den Tod entrissen wurde, Herrn Dr. Joseph 

 Springer, unter dessen specieller Sorge die Arbeit geschah. Diese 

 vortreffliche Vorrichtung gibt den Goniometern mit horizontaler getheil- 

 ter Kreisscheibe einen grossen Vorzug vor denen mit verticalem 



