Ein optisch-mioeralogisclies Aufschraube-Gonioraeter. 



113 



Kreise. Die Messung des Winkels ist nun vorbereitet. Der Kreis ist 

 von Oo bis 360» getheilt. 



2. Strahlenbrechung. Man kann schon mit der Zusammen- 

 stellung Fig. 1 mit drehbarer Alhidade und feststehendem Fernrohr 

 oder Absehen den Winkel der Minimum-Ablenkung des gebrochenen 

 Strahles messen. Man muss zu diesem Zwecke den Ort des leuchten- 

 den Gegenstandes oder Lichtspaltes, 0, sowie den Ort des hellsten 

 Punktes des Spectrums S durch geeignete Vorrichtungen, etwa durch 

 dahinter gestellte Lichtspalte, fest bezeichnen und sodann die Winkel- 

 entfernung beider vermittelst eines dritten hellen Lichtpunktes /durch 

 Spiegelung messen, indem man das Bild von L nach und nach mit 

 und mit S zum Zusammenfallen bringt. Man liest auf diese Weise 

 einen Winkel = -^ ab, dei- die Grösse der Hälfte der Minimum- Abwei- 

 chung misst. Man hatte in derselben Stellung auch die brechende 

 Kante = ^ gemessen und findet nun den Brechungsexponenten nach 



der Formel n = ^-^^ -^ . 



sin Va 9 



Aber man kann auch unmittelbar das Fernrohr auf den Licht- 

 spalt und das Spectrum einstellen, also den Winkel der kleinsten 

 Abweichung unmittelbar messen, indem man, dem B a b i n e tischen oder 

 Gambey'schen Goniometer analog, dem Fernrohre C eine excen- 

 trische Stellung gibt, während der Krystallträger G in der Axe 

 befestigt wird. Dazu dient die Vorrichtung Fig. 3. Man beginne 



mit der Vorrich- 

 tung Fig. 1. Man 

 schraube nun so- 

 wohl das Fern- 

 rohr C als den 

 Petzval'schen 

 Krystallträger G 

 ab. Letzterer war 

 in die Nonius- 

 Alhidade einge- 

 schraubt und mit 

 derselben dreh- 

 bar gewesen. Nun schraubt man von unten an den festsitzenden Appa- 

 rat das Stück NO an, zu welchem Zwecke schon Alhidade und Kreis 

 eine durchbohrte Axe haben. Auf die nun feste Axe wird bei der 



Sitzb. d. mathem.-naturw. Cl. XVIII. Bd. 1. Hft. 8 



