274 Zong:er. Ülier dif Aiuvi-ndniiu von Miiltiplicatoion 



Über die Anwetiihmg von Mnlliplicaloren als Mefm-Insfrumente 

 conlinuirlicher Ströme in einer nhgei'mderten ConstrucHon. 



Von Wenzel Zenger in Neusohl. 



(Vorgelegt in der Sitzung vom 2. November 1855.) 

 (Mit I Tafel.) 



1. 



Es ist vielseitig versucht worden die Multiplicatoren zu Mes- 

 sungen zu benützen, und so sinnreich auch die Methoden sein mögen, 

 vermittelst deren es gelang, wenn auch auf- Umwegen, die Strom- 

 intensität aus der Ablenkung der Multiplicatornadel zu finden; so 

 haben doch alle diese indirecten Methoden den Übelstand zu um- 

 ständlich zu sein, um auch von anderen, als Physikern, welche diese 

 Mess-Instrumente benutzen, angewendet zu werden; daher es erklärlich 

 wird, dass die Multiplicatoren bisher mehr als empfindliche Rheoskope 

 als zum Messen continuirlicher Ströme dienten. Man hat Versuche 

 gemacht vermittelst des Principes des DifTerential-Galvanometers die 

 Multiplicatoren zur Messung verwendbar zu machen, allein auch 

 dieses scheiterte an der Unmöglichkeit den Drath symmetrisch zu 

 legen und an dem Umstände, dass eine unabgelenkte Stellung der 

 Nadel keineswegs auf vollständige Gleichheit der Stromintensitäten 

 zu schliessen gestattet. 



Könnte man daher eine einfache und directe Beziehung zwischen 

 Stromstärke und Ablenkungswinkel (ähnlich wie bei der Sinus- und 

 Tangentenboussole) ermitteln, so wäre dies der einzige Weg die 

 Multiplicatoren im selben Grade allgemein benutzbar zu machen, 

 wie dies bei den erwähnten Instrumenten zum Messen continuirlicher 

 Ströme schon längst der Fall ist. 



Um die höchste Empliiidliclikeit des Apparates zu erzielen, 

 werden bei Multiplicatoren nicht einfache, sondern astatische Doppel- 

 nadeln angewendet; dieser Umstand macht es aber unmöglich auf 

 dem Wege der Rechnung einfache Relationen zwischen der Strom- 

 stärke und dem Ablenkungswinkel aufzufinden; nebstdem ist auch 



