Mess-Instrumente continuirlichcr Slriimc in einer alig^eiiriilerlen Construction. 28«) 



hervorbringt, wie die Versuche zeigen. Aber auch für stärkere Ströme 

 kann eine sonst zu empfindliche Boussole angewendet werden, wenn man 

 die Magnete umlegt, uiul mithin nach der Formol S = JI (l-{-)iy) ((jol 

 die Stromintensitäl bestimmt; es ist also gleichsam dadurch die 

 Brauchbarkeit nach oben und unten erweitert. 



Die dem hiesigen Cabinete angehörige, nach der gewöhnlichen 

 Art construirtc Boussole gab in dieser Weise vorgerichtet bei w=0-6 

 also noch keineswegs w = 1, schon einen Ausschlag von 83o ö'. Mäh- 

 rend ohne Anwendung der Magnete die Ablenkung 45» 54' durch 

 dasselbe Grove'sche Element betrug. Für einen der Einheit näher 

 kommenden Werth von n wurde die Nadel herumgeworfen und Ströme 

 welche an der Nadel ohne Magnete keine merkliche Ablenkung her- 

 vorbrachten, gaben noch einen Ausschlag von 2 — 3<», Aviewohl die 

 Nadel nicht sehr beweglich war, und der Kreisring 16" Durchmesser 

 hat. Bei n = Od ist sonach die Empfindlichkeit 76 Mal grösser, und 

 annäherungsweise ist sie für diese Boussole, soweit es sich mit Sicher- 

 heit ausmitteln Hess, für n nahezu := 1 etwa 52 5 Mal so gross als 

 ohne Magnete. 



