v. Littrow. Über das Mikrometer mit lichten Linien etc. Cl 



Über das Mikrometer mit lichten Linien bei den Wiener 

 Meridian-Instrumenten. 



Von dem w. M. Karl v. Littrow. 



(Mit i Tafel.) 



Eine längere Erfahrung mit dem Mikrometer, das ich in seinen 

 Einzelheiten und mit der Geschichte seiner Entstehung vor einiger 

 Zeit zur Kenntniss der Akademie *■) gebracht, hat auf eine eigenthüm- 

 liche Schwierigkeit geführt, die sammt deren Lösung hier mitzutheilen 

 ich für meine Pflicht halte. 



Um jenen Lesern, welche meinen früheren Aufsatz nicht zur 

 Hand haben, sofort versländlich zu sein, erwähne ich vor Allem, dass 

 es sich um Hervorbringung lichter Linien im dunklen Gesichtsfelde 

 eines Fernrohres handelt. Im vorliegenden Falle wurde dies dadurch 

 erreicht, dass man die Fassung des Rohres beiläufig in der Mitte 

 seiner Länge durchbrach und vor die Öffnung eine mit einem Gemenge 

 von Kopalfirniss und feinem Lampenrusse überzogene Glasplatte 

 brachte, auf welcher gewisse Linien geritzt, also vom Überzüge befreit 

 und wieder durchsichtig gemacht wurden. Ein im Inneren des Roh- 

 res und hinter jener Platte angebrachter Spiegel leitete das durch 

 eine Lampe erhellte Rild der Ritzen auf ein kleines seitlich vom 

 Hauptlichtkegel desTeleskopes ebenfalls im Inneren desselben belind- 

 liehes Objectiv , das in der Ebene des Brennpunktes jene Ritzen in 

 Form von lichten Linien sichtbar machte. 



Dem verfolgten astronomischen Zwecke gemäss waren bei der 

 zunächst für Meridian-Instrumente bestimmten Vorrichtung die Ritzen 

 in zwei auf einander senkrechteu Lagen gezogen , so dass sich im 



J j Sitzungsberichte der k. Akad. d. Wiss. mathem.-naturw. Cl. Bd. XX, S. 253. 



