ÄÖ V. L i 1 1 r o \v. 



Gesichtsfelde horizontale und verticale lichte Linien zeigten. Die 

 belegte Glasplatte und der Spiegel wurden in der auf das Fernrohr 

 senkrechten Hauptdrehungsaxe des Instrumentes und so angebracht, 

 dass die horizontalen Linien parallel zu derjenigen Ebene lagen, 

 welche durch die optische Axe des Fernrohres und die Rotationsaxe 

 geht. 



Da die gewöhnlichen, von lichtem Hintergründe sich schwarz 

 abhebenden Fäden nicht zu entbehren sind und immer als die eigent- 

 lichen Ausgangspunkte der Messung gelten müssen, so kam es darauf 

 an , die Distanz der lichten Linien von diesen Faden zu bestimmen. 

 Da fand es sich nun bald, dass der Abstand der verticalen lichten 

 Linien von den verticalen Fäden bedeutender Veränderlichkeit unter- 

 liege, während die gegenseitige Lage der horizontalen Linien und 

 Fäden immer nahezu dieselbe bleibt. Da vermöge der Construction 

 des Instrumentes für die Bestimmung der letzteren Lage der Kreis 

 an der Axe benützt werden konnte, während man jenen Abstand, der 

 verticalen Linien und Fäden durch Sternvorübergänge mass, so schrieb 

 ich anfangs jene wahrgenommene Veränderlichkeit der Unvollkom- 

 menheit dieser Methode zu, und sorgte desshalb für Anbringung eines 

 Schraubenmikrometers, das durch zwei auf einander senkrechte 

 bewegliche Fäden sowohl die eine als die andere jener Distanzen auf 

 das schärfste zu bestimmen erlaubte. Da diese Vorrichtung von der 

 Werkstätte des hiesigen polytechnischen Institutes mit seltener 

 Meisterschaft ausgeführt wurde , und auch in anderen Beziehungen 

 von grossem Nutzen ist, so glaube ich hier eine kurze Beschreibung 

 derselben einschalten zu müssen. 



Fig. 1 gibt die vordere Ansicht des Apparates in natürlicher 

 Grösse nach Abhebung der in Fig. 2 ersichtlichen Deckplatte AB, 

 in welche bei V, W das Ocular geschraubt wird. Fig. 2 stellt den 

 Durchschnitt durch die Rectaseensionsschraube GL dar. CD ist die 

 fixe Platte der gewöhnlichen Fäden; die vier Schräubchen an den 

 Ecken dieser Platte (Fig. 1) haben kleine Spielräume, um durch die 

 dni Schrauben E die Fällen collimiren zu können. Hierzu dient 

 eigentlich die mittlere Schraube bei gelösten Seitenschrauben, 

 welche erst nach gehöriger Stellung der Platte zur Fixirung dersel- 

 ben angezogen werden. FGJ1 ist die Gabel, welche den beweglichen 

 Doppelfaden trägt, und in die bei G die Mikrometerschraube L ein- 

 greift. Spiralfedern bei T,F,J1 vermitteln den richtigen Gang der 



