Über das Mikrometer mit lichten Linien etc. ä9 



betreffenden Schieber. J, K sind die beiden an der inneren Seite 

 abgeschrägten Leisten, zwischen denen die Gabel FGH läuft. In 

 ganz analoger Weise ist der Theil der Vorrichtung, welcher für die 

 Declinationsschraube 31 dient, unter der Platte CD der gewöhnlichen 

 Fäden angebracht. Zwei Backen N, nähern den betreffenden beweg- 

 lichen Faden den anderen beiden Systemen. P, Q (Fig. 2) sind die 

 den Leisten J,K (Fig. 1) analogen Stücke, so wie R, S die untere 

 Gabel für den wieder doppelten Deelinationsfaden, und mit dieser 

 die Backen N, unveränderlich verbunden. U endlich ist die Platte, 

 auf welcher die sämmtlichen Apparate befestigt sind. 



Der Werth einer Revolution der Rectascensionsschraube des 

 Mikrometers beträgt 46 v 2548, der der Declinationsschraube 46 r 3043 ; 

 die Trommeln beider Schrauben sind in 100 Theile getheilt, das 

 Zehntel eines Intervalles lässt sieh noch ganz wohl schätzen, so dass 

 man an sich bei unserem Fernrohre (von 50'" Öffnung, 63" Brenn- 

 weite und ISOmaliger Vergrösserung) etwa r 05 messen könnte. 

 Zur Beurtheilung der Sicherheit dieser Messungen, bei welchen 

 immer die fixen Fäden so wie die lichten Linien zwischen den 

 beweglichen Doppelfaden gestellt wurden , also, jedem einzelnen 

 Resultate bei den vertiealen Linien zwei, bei den horizontalen vier 

 Einstellungen zu Grunde lagen, theile ich hier und zwar absichtlich 

 für die vertiealen Fäden ein paar Reihen von Bestimmungen mit: 



Distanz zwischen dunklem Hau|i(fa<lcn und lichter Mittellinie. 



1859, Sept. 13: 2 S 603 1859, Sept. 27: 2?791 



2o75 2-769 



2-57Ü 2-809 



2-553 2-782 



2-603 2-782 



2-519 Mittel . . 2-787 



Mittel . . 2-571 



So vorzüglich dieses Mikrometer auch arbeitete, konnte man 

 sich doch bald überzeugen, dass jene Variabilität damit nicht wegzu- 

 bringen sei. Nachstehende Zusammenstellung gibt die innerhalb eines 

 Jahres bei Gelegenheit der Beobachtungen am Meridianskreise von 

 dem mit diesem Instrumente betrauten Assistenten, Herrn M. Alle, 

 gemachten Messungen. V bedeutet die Distanz der vertiealen lichten 

 Mittellinien von dem vertiealen Hauptfaden in Zeitsecunden, // eben 



