Über das Mikrometer mit lichten Linien etc. O 1 



Variabilität ganz den lichten Linien zufällt, während die Einstellung 

 auf die dunklen Fäden beinahe constant ist, wofür als Beleg nach- 

 stehende Zahlen gelten mögen, welche die unmittelbaren Ablesungen 

 am Schraubenmikrometer für die verticalen Fäden und Linien, so wie 

 den Unterschied beider Lesungen in Einheiten der Revolution geben: 



dunkler lichte „.-. 



,, . ... Differenz 



Faden Linie 



1858, Mai 15. 19-852 18-839 1-013 

 Juni 4. 19-854 18-816 1-038 



14. 19-853 18-823 1-030 



Oct. 7. 19-878 19-044 0-834 



8. 19-876 19-033 0-843 



14. 19-878 18-929 0-949 



Nov. 10. 19-866 18-887 0-979 



1859, Febr. 7. 19-845 18-938 0-907 

 März 29. 19-834 18-922 0-912 

 April 27. 19-843 18-932 0-911 



Um uns über die Natur dieser Variabilität noch weiter aufzu- 

 klären, wurden von sämmtlichen eben disponiblen Beobachtern in 

 kurzen Zeitintervallen Bestimmungen der Distanzen V vorgenommen, 

 von denen ich die folgenden mittheile. Jede dieser Bestimmungen 

 beruht auf mehreren, unter einander vortrefflich stimmenden Mes- 

 sungen; das überhaupt durch ein Klemmschräubchen festgestellte 

 Ocular blieb wie während der ganzen hier betrachteten Periode so 

 auch während dieser Versuche unverrückt stehen, und die einzelnen 

 Beobachter glichen, wo es nöthig, die Verschiedenheit der Sehweiten 

 durch Brillen aus. Der zweite und vierte Beobachter sind sehr kurz- 

 sichtig, die anderen nahezu normal. 



