Über das Mikrometer mit lichten Linien etc. 33 



90° abstanden, die Erzeugung der verticalen lichten Linien über- 

 tragen wurde. 



Da die Fehler, welche bei der bisherigen Einrichtung dieser 

 Quelle entspringen, auch für Differenzbestimmungen schon fühlbar 

 werden konnten, so musste die eben angedeutete Modifieation nicht 

 nur beim Meridiankreise, sondern auch bei dem mit Zonenbeobach- 

 tungen beschäftigten Mittagsrohre vorgenommen werden. Ich zog es 

 vor, die Änderung zuerst am Mittagsrohre eintreten zu lassen, um 

 vorläufig Erfahrungen über die Construction zu machen, und diese 

 dann bei dem ungleich wichtigeren Meridiankreise benützen zu kön- 

 nen. Im October 1858 wurde das Mittagsrohr zum Behufe jener 

 Abänderung in die Werkstätte abgeliefert, welche die Arbeit wegen 

 Überhäufung mit anderen Aufträgen leider erst in diesen Tagen 

 beendigen konnte. 



Zur näheren Erläuterung der Art, wie die Sache beim Mittags- 

 rohre ausgeführt wurde , zeigt die beigegebene Tafel im Massstabe 

 von */ 4 der wirklichen Grösse in Fig. 3 den Durchschnitt durch 

 die Drehungs- und optische Axe des Instrumentes. A ist der Spiegel, 

 welcher das von G kommende Licht der gewöhnlichen, für die 

 Erleuchtung des Gesichtsfeldes bestimmten Lampe auf die belegte 

 Glastafel B wirft *), in deren Überzug die horizontalen Linien geritzt 

 sind; E das an der Ocularröhre befestigte Objectivchen , welches 

 das Bild dieser Linien in der durch H gehenden Focalebene des 

 Fernrohres erzeugt. Etwas höher als A steht der zweite Spiegel C, 

 der sein Licht auf die zweite ebenfalls höher als B stehende belegte 

 Glasplatte D wirft, welche die verticalen Ritzen hat. Ein wieder am 

 Ende der Ocularröhre angebrachtes zweites Objectivchen, das an 

 der Fassung des Rohres um 90° von E absteht, gibt bei H das Bild 

 der verticalen Linien. 



Fig. 4 zeigt den Durchschnitt des Instrumentes in einer senk- 

 recht auf die Drehungsaxe durch die optische Axe gelegten Ebene. 

 Die Buchstaben A,B,C,D haben die frühere Bedeutung. F ist das 

 kleine zur Hervorbringung der verticalen Linien bestimmte Objectiv. 



*) In unserem Falle war es nothwendig, das Licht der Lampe mittelst zweier Prismen in 

 die rechte Richtung- zu bringen, da die Gestalt des Inneren der Drehungsaxe eine 

 directe Bescheinung der Glastafeln nicht zuliess. Bei Gelegenheit dieser Abänderungen 

 wurde zweckmässiger die Glastafel zwischen Spiegel und Ocular gestellt, statt wie 

 früher der Spiegel zwischen Glastafel und Ocular. 

 Sitzb. d. mathem.-naturw. Cl. XL. Bd. Nr. 7. 3 



