34 v. L i t t r o w. 



In Fig. 5 , Durchschnitt des Instrumentes durch die Drehungs- 

 axe senkrecht auf die optische Axe, stellen sich die heiden belegten 

 Glasplatten mit ihren Lichtspalten dar. 



Fig. 6 endlich zeigt die beiden Objectivchen in einem auf die 

 optische Axe senkrechten Durchschnitte der Ocularröhre. Von bei- 

 den Linsen sind die inneren Segmente weggenommen, um dem Haupt- 

 lichtkegel des Fernrohres freien Durchgang zu gestatten. 



Mit dieser Abänderung ist nun auch der weitere nicht gering 

 anzuschlagende Vortheil erreicht, dass alle, in meinem oben ange- 

 führten ersten Aufsatze über diesen Gegenstand, besprochenen Vor- 

 sichten wegen unveränderlicher Stellung des Oculares wegfallen, 

 und dieselbe wieder völlig dem Ermessen des jedesmaligen Beobach- 

 ters anheimgestellt bleibt; denn offenbar sind die bei der früheren 

 Einrichtung durch eine Verschiebung des Oculares hervorgerufenen 

 Änderungen in der Lage der verticalen Linien gegen die verticalen 

 Fäden ganz analoger Natur mit den hier besprochenen Wirkungen 

 von Verschiedenheiten der Sehweite, und werden daher zugleich mit 

 diesen Wirkungen behoben. 



Sobald auch der Meridiankreis in gleicher Weise eingerichtet 

 ist wie das Mittagsrohr, werde ich mittelst des an jenem Instrumente 

 befindlichen Schraubenmikrometers eine Reihe von Versuchen sowohl 

 mit der bisherigen als mit der neuen Vorrichtung anstellen, die über 

 das Wesen beider Apparate vielleicht noch manchen Aufschluss geben 

 und von mir seiner Zeit mitgetheilt werden sollen. 



Ich kann übrigens nicht umhin bei dieser Gelegenheit ausdrück- 

 lich zu erwähnen, dass die Vorrichtungen im Allgemeinen den von 

 mir gehegten Erwartungen vollkommen entsprochen haben, sowohl 

 was die Bequemlichkeit als den Nutzen betrifft. Die erstere Rücksicht 

 ist hauptsächlich durch die von mir eingeführte Drehbarkeit der 

 gewöhnlichen Beleuchtungs-Ellipse gewahrt, wodurch augenblicklich 

 und ohne alle sonstige Störung des Instrumentes die lichten Linien 

 oder die dunklen Fäden, oder auch beide Systeme sichtbar gemacht 

 werden können. In letzterer Beziehung erwähne ich hier beispiels- 

 weise, dass am Mittagsrohre bei einer Breite der Zonen von nur 15' 

 in Declination durchschnittlich drei Sterne in der Minute bestimmt 

 werden konnten , während das Fernrohr dieses Instrumentes so wie 

 das des Meridiankreises bei beleuchtetem Gesichtsfelde kaum Sterne 

 9 — 10. Grösse mit Sicherheit beobachten lässt, deren Zahl bekannt- 



