80 Pohl. 



genau bekannte unveränderlich gegebene Unterabtheilungen haben, 

 selbst zu den schwierigsten und zugleich leichtesten Probeobjecten 

 gehören und endlich sowohl für Definition als Penetration gelten 

 muss. Es lassen sich dann alle andern Testobjecte bezüglich des an 

 die Spitze gestellten in eine Reihe bringen und sind die Verhältnisse 

 einmal richtig bestimmt, so kommt es kaum mehr darauf an, ob das 

 Normalobject constanten Werth in allen vorkommenden Exemplaren 

 besitze oder kleinen Schwankungen unterworfen sei. 



Bis jetzt kennen wir erwiesenermassen kein Object natürlichen 

 oder künstlichen Ursprunges, das in allen vorkommenden Exemplaren 

 gänzlich gleich wäre, es bleibt aber immerhin wünschenswerth als 

 Massstab derVergleichung ein sich möglichst gleich bleibendes Object 

 zu wählen, um innerhalb gewisser Grenzen auch Anderen die Mög- 

 lichkeit der Vergleichung zu bieten. 



Diesen Bedingungen kann ein künstliches Probeobject ent- 

 sprechen und zwar eignet sich hinzu Nobert's Prüfungsseale vor- 

 trefflich. Durch die Liniengruppen , welche selbe enthält und die 

 bezüglich der Feinheit und Entfernung von einander eine bestimmte 

 Reihe bilden, sind genügende Anhaltspunkte zur Vergleichung gege- 

 ben , ja sogar der Werth eines Objectes in Zahlen mittelbar aus- 

 drückbar. Die Nobert'sche Scale dient ferner sowohl für defini- 

 rende als penetrirende Kraft der Mikroskope als Massstab . da für 

 erstere die Schärfe und Klarheit der Linien , für letztere haupt- 

 sächlich die Zahl der gelösten Liniengruppen berücksichtiget wird. 

 Endlich sind die verschiedenen Exemplare der neuesten Probeplatten 

 Nobert's ziemlich gleich ausgeführt , was jedoch für die älteren 

 Probeplatten nicht gilt. Ich habe daher bei der bedingten Wichtig- 

 keit, welche Definitions- und Penetrations-Objecte für die Beurthei- 

 lung des Werthes von Mikroskopen besitzen, eine Reihe der zweck- 

 mässigsten ausgesucht, um selbe unmittelbar mit Nobert's Prüfungs- 

 scale bei gleichbleibenden Umständen derart zu vergleichen , dass 

 ich bestimme, welche Liniengruppe Nobert's und wie selbe sichtbar 

 sein muss, um das eigentlich wesentliche Detail des Probeobjectes 

 zu sehen. Die Probeobjecte sind übrigens so gewählt, dass bei 

 stufenweisem Fortschreiten sowohl die schwachen als die stärksten 

 Linsensysteme berücksichtiget sind und daher auch selbe zur Prüfung 

 der Definitions- und Penetrations - Fähigkeit aller Gattungen von 

 Mikroskopen ausreichen. Sie sind; 



