86 '• o h i. 



solche Correctionslinsen, wie aus dem gedruckten Kataloge letzterer 



Firma zu ersehen 1 ). Ross adjusting object glass so wie die selben 

 nachgebildeten Systeme wurden aber mehrfach von englischen und 

 amerikanischen Schriftstellern in ihren Handbüchern über Mikro- 

 skopie beschrieben, wie z. B. von Quekett 2 ) Charpenter 3 ) und 

 Wythes 4 ). Unter solchen Umständen scheint es erstaunlich, dass 

 die in Rede stehenden Correctionslinsen den meisten Optikern am 

 Continent so lange unbekannt oder von ihnen unberücksichtigt blei- 

 ben konnten. Es gebührt daher jedenfalls Plössl und nach 

 selben Nobert das Verdienst, die Aufmerksamkeit der praktischen 

 Optiker und Mikroskopiker Deutschlands thatsächlich auf die Cor- 

 rectionslinsen gelenkt zu haben, welche Combination ersterer erfand, 

 ohne von den adjusting object glasses der Engländer Kenntniss zu 

 haben. Seit Kurzem hat übrigens auch Oberhäuser (Hartnak) bei 

 seinen stärksten Objectiven das Correetions-System angenommen. 

 Während also jetzt Noberts Probeplatteu-Deckgläschen selbst 

 für das neueste stärkste Objectivsystein Plössl's (1858) voll- 

 kommen ausreichen, ist wenigstens bei meiner Probeseale das unge- 

 fähr 0*25 Millim. dicke Deckglas für die stärksten Linsensysteme 

 anderer Optiker desswegen unbrauchbar, weil sieb das Objectiv- 

 system dem Objecte nicht mehr genügend nähern lässt. So z. B. 

 kann ich das stärkste Objectivsystein Nr. 1 1 meines grossen Mikro- 

 skopes von Beneche und Wasserlein Nr. 1159, abgeliefert im 

 Herbste 1 856 , eben wegen zu grosser Dicke des Deckglases selbst 

 mit dem Oculare I, nicht an meiner Probeplatte prüfen. Es wäre 

 daher sehr zu wünschen dass Nobert in Zukunft au seinen Test- 

 object-Platten noch dünnere Deckgläser verwende. Die folgende 

 Zusammenstellung gibt nun die Resultate i\er Vergleichung der ver- 

 schiedenen Probeplatten mit der Linsencoinbinaüon II) 5, 6, 7 

 meines grossen Plössl's unter ganz gleichen Umständen ausgeführt, 

 bei einer linearen Vergrößerung von 541 , bezogen auf 250 Millim. 



') Naeliet, Catalogue descriptif des Instruments de Micrographie. Imp. 8°. Paris 1856, 



pag. 5 et I !». 

 -) Quekett, On the Microscope ith edition. London 1S4S. 2th.edU. lS.'i'i. Deutsch 



von Hartmann, I. Auflage, Weimar 1849,2. Auflage 1854, J. 30, 735 und 736 und 



Tal'. 2, Fig. ->'l. 

 '■) Charpent er, The Microscope and its Revelations J lh edition. London 1856, 



pag. 166. 

 4 J Wythes, The Microscopist. Uli edition. Philadelphia 1851, pag. 14 



