Über mikroskopische Probeobjecte. 97 



suclien Gelegenheit hatte, wird wohl wissen, welche Schwierig- 

 keiten Ja cqu in 's Methode selbst mit Benutzung von Ettings- 

 hausen's Abänderungen bei hohen Vergrösserungen darbietet. Die 

 scharfe Projection der Mikrometerlinien auf jene des Massstabes, ist 

 da mit grossen Schwierigkeiten verknüpft, die zu schätzenden Linien- 

 Intervalle werden ebenfalls beträchtlich und der in Folge dessen be- 

 gangene Schätzungsfehler von bedeutendem Einfluss auf die Vergrös- 

 serungszahl, ja meist ist blos durch den eintretenden Lichtmangel die 

 Abschätzung äusserst erschwert. Wer es versucht, mehrmals nach klei- 

 nen Zwischenräumen die Vergrösserungen derselben stärkeren Linsen- 

 Combination direct zu bestimmen-, wird gewiss über die erhaltenen Unter- 

 schiede stauneu ! Sie fallen so gross aus, dass selbst eine Vereinigung 

 von 8 — 10 Messungen zu einem brauchbaren arithmetischen Mittel dem 

 gewissenhaften Experimentator unthunlich erscheint. Wo bleibt dann 

 die Controle und in was soll selbe bestehen? Bei gewissen Linsen- 

 Combinationen wird sogar eine directe Messung nach Jacquin's 

 Methode gänzlich unausführbar, weil der Sommering'sche Spiegel 

 zur AulTangung des Mikrometerbildes so nahe an die Ocularlinse 

 gerückt werden muss, dass keine Projection auf den zum Vergleich 

 benützten Massstab gelingt. Dies ist z. B. bei Verwendung der stär- 

 keren Ohjectivsysteme an Nach et 's, in seiner Art als Meister- 

 werk zu betrachtenden Microscope de poche der Fall. Meine Me- 

 thode gibt hingegen scharfe Resultate, ja auch eine sehr gute Con- 

 trole, wenn die Optiker sich herbeiliessen, jedem ihrer Mikroskope 

 eine Blende mit nicht zu grosser Öffnung, aus einem geschwärzten 

 Metallplättcben bestehend beizufügen, welche blos auf die Blenden 

 der verschiedenen Oculare gelegt, das Gesichtsfeld beschränkt, oder 

 auf was es hier ankömmt, die Undeutlichkeit der Bilder an den 

 Bändern eliminirt. In der kürzesten Frist und mit aller Bequem- 

 lichkeit kann dann Jedermann durch Messung den Gesichtsfelder- 

 Durchmesser eines bestimmten schwachen Oeulares mit allen vorhan- 

 denen Objectivsystemen die Vergrösserungen seines Mikroskopes 

 controliren , sobald nur nach Jacquin-Ettingshausen's Me- 

 thode die Vergrösserungen einer schwachen Linsencombination genau 

 gegeben sind, was keinen Schwierigkeiten unterliegt. 



Sitzb. d malliein -.naturw. Cl. XL. Bd. Nr. 7. 



